'Mi.ì. Metzner: Ein vereinfachtes Apertometer. 3] 



VoiQTLÄNDER, Seibert , Messter 170 mm) ausgezogen, Okular IV. 

 Nim wird auf den Rand des an der Unterseite des Deckglases JJ 

 befindlichen Silberbelages scharf eingestellt. Entfernt man jetzt das 

 Okular, so sieht man in dem hellen Kreis dicht über dem Objektiv 

 am Grunde des Tubus zwei konzentrische Kreise (der äußere davon 

 in fast unmittelbarer Nähe des Randes). Da sie den Aperturen O'â 

 bzw. 08 entsprechen, wissen wir schon, daß es sich um ein Objektiv 

 handelt, dessen Apertur größer als 0*8 sein muß. Außerdem können 

 wir jetzt noch mit Hilfe dieser Kreise die Zentrierung verbessern. 

 An Zahn und Trieb wie an Mikrometerschraube darf natürlich nichts 

 mehr verstellt werden. Der Ausziehtubus wird sorgsam unter Drehen 

 entfernt (Tubus festhalten !), das Hilfsobjektiv mit der Blende ein- 

 gesetzt, ebenso Okular IV und nun der Ausziehtubus ebenso vor- 

 sichtig wieder eingeschoben , bis das Bild der Apertometerteilung 

 mit den beiden Kreisen völlig scliarf erscheint. (Auf die Randpartien 

 einstellen! Läßt man die Blende am Hilfsobjektiv fort, so ist die 

 Bildleldwölbung infolge der verschiedenen Entfernung der einzelnen 

 Teile der Tischebene vom Objektiv noch viel auffälliger.) Die Ein- 

 stellung kann man sich auch dadurch erleichtern , daß man das 

 Gewinde des Einsatzes , der die Führung des Ausziehtubus bildet, 

 lockert und als „Mikrometerschraube" benutzt. Jetzt bewegt man 

 die Zeiger an den Handgriffen langsam von innen her so lange nach 

 außen, bis die Spitzen der Marken den Rand des Gesichtsfeldes 

 eben berühren. Die Apertur kann nun einfach am Index der Tisch- 

 Häche — dort, wo die Spitze der Marken sich befindet — abgelesen 

 werden. Das Mittel der beiden Ablesungen rechts und links ist die 

 gesuchte Größe. In unserem Beispiel kommen wir auf die Größe 

 0'85. Immersionsobjjrktive können mit dieser Vorrichtung natürlich 

 nicht geprüft werden. — Infolge der Blende des Hilfsobjektives ist 

 das Bild der Tischfläche natürlich nicht besonders lichtstark; es muß 

 also für ausreichende Beleuchtung der Tischfläche Sorge getragen 

 werden. 



b) Objektive geringer Apertur (-C0"5). 



Im allgemeinen wird man solclie Objektive seltener der Prüfung 

 unterziehen. Wir müssen dabei beachten, daß dann die Brennweite 

 gegenüber der Entfernung von der Tischplatte (speziell von dem 

 zugehörigen Teil der Aperturenteilung) nicht mehr verschwindend 



