32 Metzner: Ein vereinfachtes Apertometer. 36,1. 



klein ist, das Bild also in mehr oder weniger großer Entfernung 

 von der hinteren Brennebene entsteht. Man kann dem leicht durch 

 Verwendung eines besonderen höheren Einstellklotzes begegnen; die 

 Aperturenteilung muß dann entsprechend berechnet werden. Das 

 in der hinteren Brennebene entstehende Bild ist bei diesen Objektiven 

 auch so groß, daß keine Vergrößerung durch ein Hilfsmikroskop 

 erforderlich ist; man sieht einfach nach Entfernung des Okulares 

 in den Tubus hinein. Um parallaktische Fehler zu vermeiden, wird 

 über die obere Öffnung des Tubus eine Kappe aus schwarzem Papier 

 gestülpt, die nur ein kleines zentrales Loch trägt. Die Einstellung 

 auf den Einstellklotz Ä erfolgt genau so , wie im vorigen Abschnitt 

 beschrieben, ebenso die Messung. Zur Erleichterung des Zentrierens 

 kann in solchen Fällen noch ein weiterer Zentrierkreis vom Radius 

 'ier Apertur 0'2 Verwendung finden. 



[Eingegangen am 20. März 1919.] 



