4 f5cheffer: Ein neues Universalmikioskop. 36,1. 



übliche Objektivgewinde. Für Acbseubilder wird diesem Tubus eine 

 achromatische Bertrand -Linse beigegeben. Im unteren Teil dieses 

 Tubus ist ein Analysator (Prisma nach Aiirens [23]) seitlich ver- 

 schiebbar angebracht , den man mit einer einfachen seitlichen Be- 

 wegung ausschalten oder in den Strahlengang bringen kann. Man 

 kann mit diesem Mikroskop ganz besonders bequem vom gewöhn- 

 lichen zum polarisirten Licht übergehen. Weiteres hierüber wird . 

 bei der Besprechung der Beleuchtungseinrichtungen gesagt. 



Als zweiter Tubus kommt das binokulare Mikroskop in Be- 

 tracht (Abb. 6). Ich verweise auf die Abhandlung von Herrn 

 Dr. Jentzsch über diesen Gegenstand in dieser Zeitschrift 30, 

 S. 299, 1913. 



Ein weiterer Tubus dient in gleicherweise für gewöhnliche mikro- 

 skopische Arbeiten (Abb. 1 ). Er hat die übliche Gestalt des weiten 

 mikrophotographischen Tubus. Seitlich ist an ihm eine Schiene {31} be- 

 festigt, an der Spiegel (29), durchsichtige Planparallelplatten, Beleuch- 

 tungslinsen und sonstige Einrichtungen für die Beleuchtung in auffallen- 

 dem Lichte bei der Mikrophotographie mit kurzbrennweitigen photogra- 

 pliischen Objektiven befestigt werden können. Die Beweglichkeit der 

 Einrichtung ist eine sehr vielseitige, so daß alle überhaupt geometriscli 

 möglichen Anordnungen der Beleuchtung aucli wirklich ausgeführt 

 werden können. . An seinem unteren Ende trägt dieser Tubus das 

 übliche Objektivgewinde und außerdem noch Zwischenringe für die 

 verschiedenen photographischen Objektive. Beim Arbeiten mit diesen 

 kurzbrennweitigen photograpbischen Objektiven wird die obere Deck- 

 platte des Tubus mit dem Innenrohr abgeschraubt und ein weites 

 Trichterstück (32) eingeschoben. Dies stellt zugleich die lichtdichte Ver- 

 bindung mit der photographischen Kammer her und trägt an seinem 

 unteren Ende einen Analysator in Form eines Prismas nach Ahrens. 

 Man kann dasselbe nach Belieben einstecken und herausnehmen. 

 Das Prisma liegt dicht über den photographisehen Objektiven. Beim 

 Einschieben kommt es durch eine Schlitzführung immer wieder genau 

 in dieselbe Stellung, Der Tubus trägt an seinem oberen Ende einen 

 Teilstrich (33) und das Trichterstück hat eine Gradteilung, so daß man 

 durch Drehen des im Tubus leicht drehbaren Trichterstückes jede 

 beliebige Stellung der Polarisationsebenen zueinander herstellen und 

 ablesen kann. 



Als vierter Tubus kommt der in der Druckschrift des Leitz- 

 Werkes „Über Polarisationsmikroskope mit weitem Sehfeld" be- 

 schriebene Tubus des großen Polarisationsmikroskopes CM in Frage. 



