2 Selieffer: Ein noues Universalmikrosko)). 36,1. 



gestellt werden kann. Die Bremseinriclitiing ist so gebaut, daß ein 

 schwaches Anziehen des Hebels eine sichere Klemmung ergibt. Der 

 Träger trägt mit seinem oberen Schlitten die verschiedenen- Tuben, 

 mit seinem unteren den Objekttisch und die Beleuchtungseinrichtungen. 



Mit dem oberen Teil des Trägers ist die Grob- {4) und die 

 Feinbewegung (5) zum Heben und Senken des Tubus fest verbunden: 

 der untere Teil hat eine grobe Triebbewegung [6) zum gemeinsamen 

 Heben und Senken des Objekttisches und der gesamten Beleuchtungs- 

 einrichtung einschließlich des Spiegels. Die Grob- und Feinbewegung 

 zum Heben und Senken der Mikroskoptuben, die soeben erwähnte 

 Triebbewegung zumHeben und Senken des Tisches und der gesamten 

 Beleuchtungseinrichtung und die weiter unten beschriebene Trieb- 

 bewegung zum Heben und Senken der Beleuchtungseinrichtung 

 allein, bei feststehendem Tisch und Spiegel, sind so 

 justirt, daß sie alle genau dieselbe Richtung, nämlich senkrecht zur 

 Tischebene haben. Der Mikroskoptubus ist nun nicht, wie das bis- 

 her üblich war, fest mit der Zahnstange der Triebbewegung ver- 

 bunden. Er ist mit Hilfe eines, zwischen die Triebstange und den 

 Tubus eingeschalteten Schwalbenschwanzstückes auswechselbar. 



Dies Zwischenstück hat eine ungefähr 85 mm lange sehr genau 

 gearbeitete Führung, so daß die Tuben mit einer reichlich genügenden 

 Genauigkeit immer wieder in die richtige Lage kommen. Nach der 

 Einführung der Tuben werden die beiden Klemmschrauben (7) leicht 

 angezogen. 



Die Möglichkeit, die Tuben auszuwechseln, bietet 

 einen erheblichen Vorteil für viele Arbeiten. Bei der Beschreibung 

 der verschiedenen Tuben wird hierauf noch des Näheren eingegangen. 

 Mit Hilfe dieser Einrichtung kann man natürlich alle beliebigen 

 Tuben an dem Stativ anbringen. 



Für den Gebrauch mit dem Universalmikroskop sind zunächst 

 folgende Tuben vorgesehen: 1) ein Tubus für allgemeine Arbeiten ein- 

 schließlich der meisten Untersuchungen in polarisirtem Licht (Abb. 5). 

 Der weite Tubus {25) hat zwei Auszüge, einen inneren {20) zum 

 einfachen Verschieben mit der Hand in einer Schiebhülse {21) in 

 der üblichen Weise. Diese Schiebhülse (2Ì) ist ihrerseits im Haupt- 

 rohr durch Zahn und Trieb {22) beweglich. Die Länge der Trieb- 

 bewegung beträgt 30 mm, die der einfachen Schiebbewegung 40 mm. 

 Im ganzen kann man die Tubuslänge also um 70 mm, nämlich 

 zwischen 130 und 200 mm, beliebig verändern. Für genaue Be- 

 stimmungen der richtigen Tubuslänge , für die Untersuchung der 



