Band 3(). Heft 1. 



Ein neues Universalmikroskop. 



Von 

 Prof. Dr. W. Scheffer 



in Berlin -\\iImersdorf. 



Hierzu sieben Textabbildungen. 



Der Grundgedanke für den Bau des vorliegenden Universal- 

 mikroskopes war folgender : Es soll auf Grund aller zugänglichen 

 theoretischen und praktischen Erfahrungen aus den verschiedenen 

 Gebieten der Mikroskopie ein möglichst vollkommenes Universal- 

 mikroskop gebaut werden, mit dem alle zur Zeit bekannten Unter- 

 suchungsmethoden leicht und be([uem ausführbar sind und bei dem 

 die notwendige Auswechslung gewisser Teile rasch und siclier und 

 mit wenigen Handgrift'en gescliieht. Das Untersuchungsobjekt soll 

 bei all diesen llandgrifien vollkommen unberührt bleiben und sie 

 sollen alle ohne Neigung des Mikroskopes und ohne Berührung des 

 Spiegels in jeder beliebigen Stellung des Instrumentes möglicli sein. 

 Bei dem Ausbau dieses Grundgedankens ergab sicli noch manches 

 Weitere ; dies wird bei der Besprechung der einzelnen Teile noch 

 besonders hervorgehoben. 



Der Fuß hat die bekannte Hufeisenform (Abb. 1, l). Er ist 

 groß und kräftig und er gibt dem Mikroskop in jeder Lage einen 

 durchaus festen Stand. Mit dem kurzen aufrechten Stück des Fußes 

 ist der Träger (Abb. 1, 2) gelenkig verbunden, so daß das ge- 

 samte Mikroskop bis zur horizontalen Lage der optischen Achse um- 

 gekippt und in jeder Lage durch eine llebelbremse (ò'j sicher fest- 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 30, 1. 1 



