40 Georgi: Die Schärfentiefe des Mikroskops. 36,1. 



Die Schärefntiefe des Mikroskops. 



Von 

 J. Georgi, 



z. Zt. Wilhelmshaven. 



Hierzu drei Textabbildungen und eine Tafel (Tab. I). 



Für mikrophotographische Arbeiten wie bei subjektiver Beob- 

 achtung ist eine gegenseitige Anpassung der Vergrößerung, der 

 Apertur von Beleuchtungsapparat und Objektiv sowie der Objektdicke 

 erforderlich, um die für Aufnahme oder Beobachtung günstigsten Be- 

 dingungen herzustellen. Zum praktischen Gebrauch bei mikrogra- 

 phischen Arbeiten sollen im folgenden, anschließend an die Aus- 

 führungen von Abbe (Ein neues stereoskopisches Okular, diese Zeitschr. 

 Bd. 2, 1880) und Dippel (Das Mikroskop u. seine Anwendung 1882, 

 S. 202 ff.) die Bedingungen der Schärfentiefe in Abhängigkeit von 

 Vergrößerung und Apertur graphisch dargestellt und einige Folge- 

 rungen daraus gezogen werden. 



Die Schärfentiefe setzt sich aus zwei voneinander unabhängigen 

 Komponenten zusammen: aus der objektiven Fokustiefe {Fo) des 

 Mikroskops und aus der auf der Anpassungsfähigkeit des beobachten- 

 den Auges beruhenden subjektiven Akkommodationstief e {AU). 

 Für Mikrophotographie kommt naturgemäß diese zweite Komponente 

 in Fortfall, so daß hierbei lediglich die Fokustiefe zu berücksichtigen 

 ist, die im folgenden näher betrachtet werden soll. 



I. Die Fokustiefe des Mikroskops. 



Wenn in Abb. 1 ò den Abstand zweier Objektebenen, Ô' den 

 Abstand der hierzu konjugierten Bildebenen, rio den Brechungs- 

 exponenten des Objektmediums und V die lineare Vergrößerung senk- 

 recht zur optischen Achse bedeutet, so besteht die Beziehung; 



&• = '!'. 



rio 



