54 Metz: Das Apertometer für Trockensysteme. 36,1. 



[itteilung aus den Optischen Werken von Ê. Leitz in Wetzlar.] 



Das Apertometer für Trockensysteme. 



Von 

 C. Metz 



ia Wetzlar. 



Hierzu eine Tafel (Tab. II). 



Das Apertometer dient in der Hauptsache zur Messung der Aper- 

 turen von Trockensystemen. Die Meßtafel (vgl. Tab. II) besteht aus 

 einer Reihe von konzentrischen Kreisen, die mit O'IO, 0'15, 0'20 usw. 

 bis 0'95 bezeichnet sind. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, in dem von 

 der Tafel entworfenen Bild die Apertur des Objektives sofort abzu- 

 lesen. Der Wechsel der rot und schwarz gezeichneten Kreise und 

 der zugehörigen Zahlen erleichtert die Ablesung. Die Tafel wird 

 auf den Objekttisch gelegt, so daß sich der gemeinsame Mittelpunkt 

 der konzentrischen Kreise in der optischen Achse befindet. Das zu 

 prüfende Objektiv wird auf einen Punkt 25 mm über dem Mittel- 

 punkt der Tafel eingestellt. Hierzu dient eine von einem Gestell 

 von dieser Höhe gehaltene Scheibe mit enger Blende. Diese Vor- 

 richtung wird na^h erfolgter Einstellung beim Messen der Aperturen 

 stärkerer Objektive — von etwa über 0'50 Apertur — entfernt. 

 Bei diesem im Verhältnis zur Brennweite des Objektives großen Ab- 

 stand wirkt dasselbe als Fernrohrobjektiv, das Bild der Tafel wird 

 daher im hinteren Brennpunkt des Objektives nahe deren Hinterlinse 

 verkleinert abgebildet ; es kann bei schwächeren Objektiven an dieser 

 Stelle mit bloßem Auge bei oflfenem Tubus hinreichend scharf be- 

 obachtet und die Apertur unmittelbar abgelesen werden. Bei stärkeren 

 Objektiven, etwa von F = 10 mm ab, nimmt man zur Beobachtung 

 ein Ablese -Mikroskop zu Hilfe. Es besteht aus einem schwächeren 

 Objektiv und einem Okular. Das mit enger Blende versehene Ob- 

 jektiv wird an einem am Tubusauszug angebrachten Gewinde ange- 

 schraubt. Der äußerste Kreis des Apertometers , welcher im Bild 



