36,1. Metz: Dus Apertometer für Tiockensysteme. 55 



siebtbar wird, gibt die Größe der Apertur an. Intervalle der Zablen 

 können in der zweiten Dezimale abgesebätzt werden. Bei dem vor- 

 liegenden Apertometer ist wie aucb bei den bis jetzt gebräucblieben 

 die Ausdebnung einer Bildflücbe zur Ermittelung der Apertur benutzt 

 und das Objektiv als Fernrobrobjektiv verwandt. Dies ist nur statt- 

 baft , wenn eine Einscbnürung der abbildenden Strablenbündel im 

 ai)lanatiscben Punkt des Objektives stattfindet. Dies geschiebt bei 

 der Untersucbung schwacher Objektive durch die enge Blende , auf 

 welche das Objektiv eingestellt wird ; bei starken Objektiven, deren 

 Messung ein Ililfsmikroskop erfordert, erfolgt die Einscbnürung mittels 

 Blende in dem hinteren Brennpunkte des Hilfsobjektivs oder im Augen- 

 punkte des Okulars. 



Die Tafel dient noch einem anderen Zwecke, nämlich der Prüfung 

 der A planasi e der Objektive. Um dia Zeichnung für diesen Zweck 

 noch brauchbarer zu machen, ist sie an der oberen und unteren 

 Seite mit einer Kurve ausgestattet worden ; dies sind die beiden Äste 

 einer Hyperbel. In einem von einem aplanatischen Objektiv ent- 

 worfenen Bild der Tafel sind die Verzerrungen verschwunden, die 

 Zahlen sind aufgerichtet , gleich groß und breit , die Kreise sind 

 gleich dick und erscheinen in gleichen Abständen voneinander. Die 

 Kurven sind gleich dicke , parallele , gerade Linie» geworden. Es 

 ist im besonderen bei aplanatischen Systemen die Erfüllung der 

 Sinusbedingung, welche diese Erscheinungen bewirkt. Die Ein- 

 stellung und Beobachtung geschieht in derselben Weise wie bei der 

 Messung der Aperturen. 



[Eingegangen am IG. Juli 1919.] 



