70 Referate. 36, 1. 



Abschnitt über Mikrokinematographie interessieren. Überall wird 

 auch die Literatur ausführlich angegeben. 



Liesegang {Frankfurt a. M.). 



3. Mikroskop und Nebenapparate. 



Weill, P., Ein einfacher Zeichenapparat für mikrosko- 

 pische Zwecke (München, med. Wochenschr. Jahrg. 65, 

 1918, Nr. 32, S. 879—880 m. 1 Abb. im Text). 

 Verf. beschreibt eine ,-,Behelfseinrichtung" , deren es jetzt im 

 Kriege so viele gibt , -für einen mikroskopischen Zeichenapparat, 

 und hat dafür einen Kehlkopfspiegel verwendet. Man läßt sich 

 einen Bügel aus Blech herstellen von 2 bis 2*5 cm Breite, der mittels 

 einer den Tubus umfassenden Klammer an diesem angebracht werden 

 kann. An einer Seite dieses Bügels wird eine Röhre zurechtgebogen 

 oder angelötet, die für den Stiel des Kehlkopfspiegels noch eben 

 durchgängig ist. Er muß sich in der Röhre noch gerade verschieben 

 lassen, aber so fest sitzen, daß er nicht durch feine besondere Schraube 

 festgehalten zu werden braucht. Der Mittelpunkt der spiegelnden 

 Fläche, die sich etwa 2 bis 3 cm oberhalb des Okulars befindet, 

 und die optische Achse des Mikroskopes müssen zusammen fallen, 

 ebenso die Medianebene des Mikroskopes und des Spiegels. Beide 

 Bedingungen sind nach Verf. unschwer zu erfüllen. Das Mikroskop 

 wird um 45 Grad geneigt, dann muß in der Horizontalebene ein 

 helles Bild des Gesichtsfeldes sichtbar sein. Als Lichtquelle läßt 

 sich sehr gut direktes Sonnenlicht benutzen, besser eine hochkerzige 

 Glühlampe oder Kohlenbogenlampe. Eine lOOkerzige OsRAM-Lampe 

 ist schon gut brauchbar. Für stärkere Vergrößerungen (Immersion) 

 wurden befriedigende Resultate erzielt mit einer 600kerzigen Halb- 

 wattlampe , bei der eine Sammellinse zwischen Licht und Mikroskop- 

 spiegel eingeschaltet werden kanïi. Für einen lichtdichten Abschluß 

 des Zeichenapparates und der Zeichenfläche würde am besten ein 

 schwarzes StofFzelt sein. Da das jetzt nichj; zu beschaffen ist, hat 

 Verf. ein kleines schilderhausähnliches Gebäude aus Pappe hergestellt, 

 dessen Rückwand eine für das Mikroskop passende Öffnung aufweist. 

 Arbeitet man auch noch in einem verdunkelten Raum, so lassen sich 

 tadellose Bilder erhalten; auch wenn man die Zeichenfläche direkt 

 auf den Tisch legt, und so die Entfernung dieser vom Zeichenspiegel 

 etwa 35 cm beträgt, ist die Schärfe des mikroskopischen Bildes 

 noch eine absolute bei Verwendung der Halbwattlampe. Selbst- 

 verständlich lassen sich auf diese Weise mikroskopische Bilder auch 

 einem größeren Kreise vorführen. Schieferdecker (Bonn). 



