:{(), '2. Metznor: Vorwoiidiiiig iiiionnittiorciiilcr Hcleuclitiin;^ z. Stiidiinn. i;{f, 



Auorilnung weicht etwas von dem üblichen Strahlengung ab und 

 ist dadurch bedingt, daß die Unterbrecliung des Lichtkegels an eine 

 solche Stelle gelegt werden muß, wo die gesamte Lichtraenge durch 

 einen möglichst kleinen Querschnitt gelit. Der Kondensor K^ entwirft 

 ein kleines Bild der Lichtquelle in der Ebene der roficrcnden Scheibe lì. 

 Das Licht passiert dahinter die mit einer kleinen Oll'nung (4 qcm) 

 versehene Metallplatte B, wird durch den zweiten Kondensor 7C, [zwei- 

 teiliger Kondensor von 4 cm Durchmesser und 5 cm Brennweite] 

 parallel gemacht und trifft dann auf den Spiegel des Mikro.skopes. 

 Durch Abbiendung mit schwarzem Papier wird zwischen B und dem 

 Dunkelkasten ein lichtdichter Schacht hergestellt, so daß alles „falsche'' 



6. 



Licht ausgeschlossen ist. Wird als Lichtquelle eine Bogenlampe be- 

 nutzt, so muß natürlich eine mit Eisensulfatlösung gefüllte Kuvette 

 zur Absorption der Wärmestrahlen mit eingeschaltet werden. 



Die rotierende Scheibe 7? besteht aus starkem Karton oder 

 dünnem Blech und hat einen Durchmesser von 25 cm. Sie wird 

 mittels eines Ansatzstückes unmittelbar auf die Schnurscheibc des 

 Schwachstromelektromotors 31 aufgeschraubt. Der Motor wird mit 

 4 bis 6 Volt durch Akkumulatoren betrieben. In den Stromkreis sind 

 noch ein Ausschalter jS und ein kleiner Regulierwiderstand IV ein- 

 geschaltet (als besonders zweckmäßig erwies sich ein ganz einfacher 

 Kurbelwiderstand, dessen Kurbel auf einer Nickelindralitspirale von 

 etwa 1 (Jhm Widerstand schleift) zur Veränderung der Tourenzahl 

 des Motors und damit der Frequenz der Lichtblitze. Ausschalter 

 und Widerstand werden in bequemer Höhe an der rechten Seiten- 

 wand des Dunkelkastens festgeschraubt, so daß man während der 

 Beobachtung sowohl das Ein- und Ausschalten des Stromes wie die 



