138 Metzner: Verwendung intermittierender Beleuchtung z. Studium. 36, 2. 



Tabelle II. 



II. Beleuchtung durch elektrische Funken. 



Bei Benützung elektrischer Funken als Lichtquelle ist die 

 Versuchsanordnung noch einfacher (s. Abb. 8). F ist die Funken- 

 strecke , deren Länge mikrometrisch verstellt werden kann ; sie ist 

 mit den Sekundärklemmen des kräftigen Funkeninduktors J verbunden ; 

 ihr parallel gescbaltet ist eine Kapazität C (Leidener Flasche ge- 

 eigneter Größe). Der Kondensor K macht das von der fast punkt- 

 förmig zu nennenden Lichtquelle kommende Licht parallel und leitet 

 es zum Mikroskopspiegel. Auch hier wird Vorsorge zur Abhaltung 

 falschen Lichtes getroffen. Ich habe einen auf hohe Kapazität be- 

 rechneten Induktor mit schnellschwingendem Deprez- Unterbrecher in 

 Gebranch , als Kapazität eine Leidener Flasche von etwa 500 qcm 

 Oberfläche. Zum Betrieb dient eine Akkumulatorenbatterie hoher 

 Kapazität von 8 Volt Spannung. Die Unterbrechungsfrequenz kann 

 hier nur durch Verstellen des Unterbrechers (was vom Beobachter 

 aus mittels eines Hooke sehen Schlüssels besorgt wird) verändert 

 werden , aber nicht in so weiten Grenzen , als dies bei der strobo- 

 skopischen Scheibe möglich war. Geeigneter als der Deprez -Unter- 

 brecher erwies sich noch der einfache WAGNERSche Hammer, bei 

 dem der Spielraum wesentlich größer ist. Messungen der Frequenz 

 sind allerdings bei dieser Anordnung nicht möglich ; ich benütze sie 

 auch nur, falls ich eine wirklich blitzartige Beleuchtung zu haben 

 wünsche. Durch Verwendung eines rotierenden Unterbrechers — 



