.1Ü, 2. 



Waise m: Nodi einmal: Unsere Bunsenache Lampe. 



159 



Hamme (zur Feioreguliening) als jenes der Ilauptflamme (zur Grob- 

 regulierun«;) in jedem bestimmten Fall sich merken kann. Dazu 

 habe ich an meinen Brenner beiderseits einen Gradbogen anbringen 

 lassen. Darauf sind zudem Merkmale angebracht, welche, eine mittlere 

 Temperatur des Laboratoriums sowie eine bestimmte Größe und 

 Füllung des Wasserbads vorausgesetzt, allen praktisch in Betracht 

 kommenden Temperaturen entsprechen. Die Mühe der Einstellung in 

 einem gegebenen Fall wird dadurch auf eine homöopathische Dose 

 beschränkt. Die Ausführung ist aus der Abb. 2 ersichtlich. Eine 

 Anstoßvorrichtung verhindert den Hebel der Dauerflamme über den 



Nullpunkt hin zu gehen. Eine Auslöschung dieser Flamme kann 

 also dabei nicht stattfinden. 



Endlich möchte ich darauf hinweisen , daß der Brenner sich 

 als außerordentlich praktisch erwiesen hat, wenn man eine Flüssig- 

 keit im Reagensglas längere Zeit am Kochen zu erhalten hat. Man 

 setzt dann das Glas mit der kochenden Flüssigkeit einfach in schräger 

 Haltung in das aufgesetzte Rohr größerer Lichtung hinein. Durch 

 eine geeignete Regulierung der Dauerflamme erreicht man den ge- 

 nannten Zweck in der bequemsten Weise. Wenn man, wie ich, etwa 

 die Nylandersche Kochprobe viele hunderte Male auszuführen hat, 

 l<*rnt man dies würdigen. So habe ich meinen Brenner als ein 

 immer dienstbereitetes „Mädchen für alles'' liebgewonnen. 



[Eingegangen am 20. Juni 1919. 



