Band 36. Heft 3. 



Eingehende Prüfung des neuen Keichertschen Metall- 



mikroskopes nebst allgemeinen Studien über die 



Beleuchtungsoptik des Metallraikroskopeç. 



Von 

 Carl Benedicks und Erik Walldow^ 



Hierzu 20 Abbildungen im Text und auf Tafeln (Tab. IV u. V). 



Inhaltsübersicht. 



Seite 



Einleitung 193 



I. KurzeBeschreibung desMetall in ikroskopes nach den 



Listen Em8 und Emil von C. Reichert 194 



II. KritischePrü fu ngundJu stierung 200 



1. Justierungsmöglichkeiten 200 



2. Aufstellung, Einfluß der Erschütterungen 201 



3. Objektive und Okulare, Bestimmung der Vergrößerungen . . 204 



4. Blende- und Beleuchtungsverhältnisse 207 



5. Photographisches Material, Lichtfiltor, Expositionszeiten . . . 211 



G. üie Bild(iualität bei verschiedenen Illuminatoren 212 



7. Zusammenfassendes bezüglich des neuen Metallmikroskopcs von 



C. IIEICIIERT 216 



Zusammenfassung 217 



Einleitung. 



Nachdem einer von uns" die Aufmerksamkeit auf die wichtige 

 Rolle des Illuminators bei der Metallmikroskopierung gerichtet und 

 dabei die Ursache der Verschiedenheit der Bildqualität bei Anwendung 



^) Nach dem schwedischen Manuskript von R. Strümüeug übersetzt. 



^) Benedicks, C, Eine bisher übersehene Grundbedingung für die 

 Erhaltung scharfer metallugraphischer Mikrophotographien bei starken Ver- 

 größerungtn („Metallurgie" Bd. ($, 1909, S. 320; Bih. t. Jern.-Kont. Ann. 

 1909, S. m. 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 36, '.i. 13 



