194 Benedicks-Walldow: Das neue Reichertsche Metallmikroskop. 36,3. 



von Prismenilluminator und BECKSchem oder Planglasilluminator hervor- 

 gehoben hatte, hat die Firma C. Reichert (Wien) eine Neukonstruktion 

 von ihrem Metallmikroskop unternommen und dabei eine Vorrichtung 

 eingeführt, die einen besonders bequemen Austausch der beiden 

 Beleuchtungsvorrichtungen ermöglicht, von welchen ja jede einzelne 

 ihre ge\yissen Vorzüge hat. ^ 



Die Firma C. Reichert ist zuvorkommend genug gewesen, ein 

 vollständiges Exemplar des neuen Metallmikroskopes zur Verfügung 

 zu stellen — das auch einige andere Neuheiten von Interesse auf- 

 weist — einschließlich vollständiger photographischer Ausstattung. 

 Im folgenden Aufsatz wird das Ergebnis der eingehenä"en Prüfung; 

 in optischer und photographischer Hinsicht mitgeteilt, die von uns 

 ausgeführt worden ist, nebst einigen bei der Anwendung des Mikro-: 

 skopes gewonnenen Erfahrungen. 



Die neue Konstruktion wird gekennzeichnet, wie oben angedeutet 

 worden ist, vor anderen Konstruktionen auf diesem Gebiete durch 

 den bequemen Austausch der Illuminatoren beider Arten ; der früheren 

 der Firma gegenüber unterscheidet sie sich durch die erhöhte Stabi- 

 lität des Objekttisches, gewonnen durch dessen Unterstützen durch 

 vier Säulen, und die Feineinstellung des Lé Chatelier- Prismas je 

 nach der Anwendung verschiedener Objektive. 



I. Kurze Beschreibung des Metallmikroskopes 



(nach den Listen Em 8 und Em 11 von C. Reichert). 



Das Mikroskop ist nach dem Le Chatelier sehen Prinzip ge- 

 baut (unmittelbar auf den Objekttisch gelegtes Präparat mit nach 

 unten gerichteter plangeschliflfener Fläche) und eingerichtet, um mit 

 'Bogen-, Nernst- oder Halbwattlampen angewendet zu werden. Mit-J 

 demselben können „Mikroaufnahmen von 30- bis löOOfacher Ver- 

 größerung mit Objektiven von 40 mm bis 2 mm Brennweite und Pro- 

 jektionsokularen 2 und 4 bis zur Plattengröße von 13X18 cm ge- 

 macht werden". Für Aufnahmen bei schwachen Vergrößerungen, von 

 natürlicher Größe bis IGfach, dienen Objekte von 180 bis 30 mm Brenn- 

 weite ohne Okular ; in diesem Falle wird das Objektiv in auf rechter 

 oder wagrechter Lage auf einen besonderen Objekttisch angebracht. 



Die optische Bank. Die optische Bank, in Brückenform ge- 

 baut und dazu bestimmt, auf einen Tisch aufgestellt zu werden, ist aus 

 Gußeisen, 2 m lang und mit vier Nivellierschrauben versehen (Abb. 1). 



