196 Benedicks-Walldow: Das neue Reichertsche Metallmikroskop. 36, 3. 



Das Mikroskop. Das Mikroskop selbst (Abb. 2) steht auf 

 einer schweren, nach dem Profil der optischen Bank angepaßten 

 Grundplatte. Die Einstellung der Präparatenfläche im Verhältnis zu 

 dem Objektive ist so laufgeteilt, daß die Grobeinstellung durch Hebung 

 und Senkung des Objekttisches mittels eines Triebes vorgenommen 



wird, die Feineinstellung durch die Verschiebung des Objektives 

 mittels einer geteilten Mikrometerschraube. Hierdurch wird gewonnen, 

 daß eine größere Belastung auf dem Objekttisch ohne Einfluß auf 

 die empfindliche Feineinstellung bleibt. 



Der Objekttisch, von vier Säulen getragen, ist rund, drehbar 

 und beweglich in zwei senkrechten Richtungen durch Mikrometer- 

 schrauben, deren Einstellung an Millimeterskala mit Noni^', abzulesen 



