36,3. lîeneilicks-AValhlow: Das neue Reichertsche Metallmikroskop. 197 



ist. Eine besondere Vorrichtung um einen gewissen Teil eines ge- 

 gebenen Präparates wiederzuündeu besteht aus einer Spitze und einem 



ebenen Anschlag, beide versclüebbar längs Milli- 

 meterskalen. 



Der Objektivträger ist so ausgestaltet, daß er 

 gleichzeitig auch lUuminatorvorrichtnng, Bildprisma 

 und Beobachtungs- und Projektionstubus trägt. Das 

 Bildprisma P^ (Abb. 3) reflektiert das Licht in einer 

 Lage durch den Beobachtungstubus zu dem Beob- 

 achter, in der anderen Lage nach Drehung von 90° 

 durch den Projektionstubus zur Kamera. 



Illuminatoren. Die Beleuchtung des Prä- 

 parates kann mittels des Prismas P (Abb. 3b) oder 



WM 



1 

 f 







Otj. 



3 a. 



3b. 



des Planglases G (Abb. 3 a) geschehen. Jedes ist in einem kleinen 

 Tubus placiert, der längs der Achse auf einem Sektor 7? (Abb. 3c) 

 verschiebbar angebracht ist, welcher mit dem 

 Griff H becjuem gegen zwei Anschläge schwing- 

 bar ist. 



Das Prisma P, von der Le Ciiatelier sehen 

 Gestalt mit zwei spiegelnden (und einer sphäri- 

 schen) Flächen, ist in der Weise angeordnet, daß 

 es be<iuem mehr oder weniger weit eingeschoben 

 werden kann, je nach der Brennweite des anzu- 

 wendenden Objektives — womit beabsichtigt wird, 



