200 Benedicks-Walldow: Das neue Reichertsche Metallmikroskop. 36,3. 



Bei schräger Beleuchtimg des Objektes wird die Beleuchtungs- 

 vorrichtung in schiefem Winkel zu der optischen Bank gestellt, so 

 daß das Licht auf das Objekt direkt auffällt. Um mit senkrecht 

 auffallendem Licht zu beleuchten, wird eine Planglasscheibe verwendet, 

 die in einem Winkel von 45° zwischen dem Objektive und dem 



6. 



Objekte angebracht wird, die Beleuchtungsvorrichtung wird hiernach 

 senkrecht zu der optischen Bank gestellt. 



Soll die photographische Aufnahme von horizontal liegenden 

 Objekten (wie in Abb. 5) vorgenommen werden, wird dem Objektiv 

 ein Prisma (Abb. 6) angeschraubt , und die Einstellung geschieht 

 durch Hebung und Senkung des Objekttisches, Die Beleuchtung wird 

 durch einen in allen Richtungen verstellbaren Spiegel erzielt. 



II. Kritische Prüfung und Justierung. 



1. Justierungsmögliohkeiten. 



Da das Instrument bestimmt ist, nach der Lieferung unmittelbar 

 ohne vorherige Justierung in Gebrauch genommen zu werden, sind 

 einige Teile mit fester Einstellung ausgestattet und demnach ohne 

 Justierungs- und Einstelhmgsmöglichkeiten — auch wo solche, wie 

 aus dem Folgenden hervorgehen wird , für die vollständige Aus- 

 nutzung der Leistungsfähigkeit des Mikroskopes wünschenswert er- 

 scheinen. 



■SM 



