I 



36,3. Bcnedicks-Walldow: Das noue Reichertscho Metallmikroskop. 201 



2. Aufstellung, Einfluß der Erschütterungen. 



Es ist jedenfalls von Wiclitigkeit, daß die Empfindlichkeit gegen 

 äußere Störungen die möglich geringste ist, besonders da es sich 

 um ein Instrument handelt, das dazu bestimmt ist, in Lokalen ver- 

 wendet werden zu können , die Erschütterungen ausgesetzt sind, 

 wie sie in Betriebslaboratorien selten zu vermeiden sind. Wünschens- 

 wert ist dabei, daß die Stabilität eines Metallmikroskopeseine schwächere 

 Licht(iuelle als die dem Apparate mitfolgende Bogenlampe (40 bis 50 Volt, 

 3*6 Ampere, 350 Normalkerzen) zu benutzen gestattet. Die Anwendung 

 einer schwächeren Lichtquelle ist für okuläre Beobachtung viel an- 

 genehmer und gewährt bei der photographischen Aufnahme nicht 

 ganz unwesentliche Vorteile (wie verminderte Erwärmung, konstantere 

 Lichtstärke und konstanten Lichtpunkt, sowie geringere Kosten für 

 Strom- und Kohlenverbrauch). 



Bei den schwächeren Vergrößerungen hat sich das Instrument 

 als von völlig genügender Stabilität herausgestellt. Bei stärkeren 

 Vergrößerungen (etwa 1000 fach) scheint das Instrument dagegen, 

 wie bald angegeben werden soll, kaum diejenige Unempfindlichkeit 

 gegen Erschütterungen zu besitzen, die wir als erwünschtes Ziel auf- 

 stellen und die infolge der soliden Ausführung zu erwarten stand. 

 Bei dieser Gelegenheit mag hervorgehoben werden , daß es wichtig 

 ist, auch bei Betriebslaboratorien gute Bilder bei starker Vergrößerung 

 sicher erhalten zu können. 



Versuche sind von uns ausgeführt, die Bogenlampe durch eine 

 .Halbwattlampe von 8 Volt , 50 K. zu ersetzen , welche bei dem be- 

 nutzten Lichtfilter und Plattenmaterial 36mal verlängerte Expositions- 

 zeit beanspruchte. Aufgenommen wurde der im folgenden als Probe- 

 objekt immer benutzte lamellare Perlit (S. 213) bei 1200 fâcher Ver- 

 größerung und unter sonst unverändertem Umstände, und zwar einmal 

 mit der Bogenlampe, weiter mit der Halbwattlampe als Lichtquelle. 

 Dabei war das Präparat mit Wachs auf dem Objekttisch fixiert, das 

 Objektiv mit einer Klemme bei der dasselbe tragenden Grundplatte 

 befestigt. Als Illuminator wurde das Planglas verwendet; bei Prismen- 

 beleuchtung, die etwa zum Erhalten kurzer Expositionszeit günstig 

 wäre, werden Erschütterungen begreiflicherweise infolge der schlech- 

 teren Bildqualität weniger bemerkbar. 



Die erhaltenen Aufnahmen zeigen, daß man mit der Bogenlampe 

 als Lichtquelle ausgezeichnet gute Bilder erhalten kann , daß aber 

 die AviH-cndung der schwächeren Lampe mit großer Gefahr der Un- 



