202 Benedicks-Walldow: Das neue Reichertsche Metallmikroskop. 36, 3. 



schärfe verbunden ist , und daß man sich kaum , auch unter den 

 ruhigsten Verhältnissen, vor im Bilde merkbaren Erschütterungen 

 schützen kann. 



Beispielsweise ist Abb. 17 (s. die Tab. IV) ein mit der Bogenlampe 

 gewonnenes Bild (Expositionszeit 20 Sekunden), das, wie ersichtlich, 

 von hoher Qualität ist. Abb. 13 ist ein mit der Halbwattlampe 

 (Expositionszeit 12 Minuten) unter verhältnismäßig sehr ruhigen Ver- 

 hältnissen aufgenommenes Bild^. Die Bildqualität an und für sich 

 ist auch hier befriedigend , aber die Definition des Bildes wird von 

 der durch die Erschütterung entstandenen diffusen Unscharfe herab- 

 gesetzt. 



Die Tatsache, daß die Stärke der Lichtquelle die Bildqualität 

 nicht beeinflußt — eine Tatsache , die in der zugänglichen Literatur 

 bisher nicht experimentell kontrolliert wurde — wird erhärtet durch 

 Abb. 14. Dieselbe gibt ein Bild, das mit der Halbwattlampe unter 

 äußerst ruhigen Verhältnissen aufgenommen wurde, wobei — zufälliger- 

 weise — irgendeine unkontrollierbare Störung unter der 12 Minuten 

 dauernden Aufnahme nicht vorkam. Das Bild ist von gleicher Qualität 

 wie Abb. 17 und unterscheidet sich davon nicht merkbar. 



, Bei dieser Gelegenheit mag der Nutzen der vorhandenen Spiegel- 

 reflexvorrichtung hervorgehoben werden, welche die Kontrolle der 

 Einstellung nicht nur unmittelbar vor und nach der Aufnahme er- 

 möglichst, sondern auch in der Dauer einer lang anhaltenden Auf- 

 nahme. 



Ein besonders gutes Kriterium auf die Solidität und vollkommene 

 Wirkungsweise der Anordnung liegt eben im Bild Abb. 14. Im Laufe 

 der Aufnahme dieser Platte sind nämlich zwei verschiedene Male 

 äußere Störungen vorgekommen, wobei die Aufnahme jedesmal wäh- 

 rend einer Minute unterbrochen und die Einstellung auf der Mattscheibe 

 kontrolliert wurde.. Der Umstand, daß das Bild dessenungeachtet 

 völlig scharf ist, beweist, daß eine verbleibende Verschiebung des 

 Präparates durch die eingetretenen Störungen nicht bewirkt worden 

 ist, weder durch die durch äußere Einflüsse bewirkten Vibrationen, noch 

 durch das von der Drehung des Spiegels entstandene Schütteln. Dies 



^) Das Instrument war aufgestellt in einem Zimmer, gelegen zwei 

 Treppen hoch in dem Gebäude der Stockholmer Universität, bei der HoUän- 

 daregatan, also in einer wenigstens unter jetzigen Verhältnissen wenig be- 

 lebten Straße. Es war auf einem kräftigen Tisch mit schwerer .Marmor- 

 scheibe aufgestellt, doch ohne daß einige besondere Vorkehrungen getroffen 

 waren, die Erschütterungen zu dämpfen, .< 



