36,3. Bcnedicks-Walldow: Das neue Reîchertsche Metallmikroskop. 20.3 



bei dem Hantieren des Spiegels entstehende Schütteln ist also ohne 

 Einfluß auf die Bildschärfe, da die Exposition dabei unterbrochen ist 

 und das Bild nach eingetretener Ruhe denselben Platz auf der Platte 

 einnimmt; schädlicli sind nur etwaige von außen kommende, im Laufe 

 der Aufnahme eintretende Störungen, welche von dem Pliotographieren- 

 den nicht bemerkt werden und ihm also nicht Veranlassung geben 

 zur Unterbrechung der Exposition. 



Die Empfindlichkeit der Vorrichtung gegen Erschütterungen ist 

 auftalligerweise zum Schaden auch mit der Bogenlampe als Licht- 

 quelle. Auch mit der kurzen Expositionszeit, die man dabei erhält 

 (vgl. 5), ist eine photographische Aufnahme gar nicht ohne Gefahr, 

 im Gegenteil muß die Arbeit zu denjenigen Zeiten beschränkt werden, 

 wo wenigstens verhältnismäßige Ruhe herrscht. 



Nachdem man mit den charakteristischen Eigenschaften des Ap- 

 parates mehr vertraut wurde, zeigte' sich in der Tat eine auffallende 

 Empfindlichkeit : die bloße Berührung der Bank ergibt ein Zittern 

 des Bildes mit beträchtliclier Amplitude und geringer Dämpfung. Eine 

 näliere Untersuchung dieses ümstand^s erschien uns nötig. 



Die erwähnte Empfindlichkeit ist , wie es durch systematische 

 Beobachtungen hervorging , vor allem verursacht von der großen 

 Masse und der großen Hebellänge 



1) des Tubusträgers mit Tuben und Objektiven, 



2) des Objekttischträgers. 



Dies wird mit hinreichender Deutlichkeit bewiesen, wenn man 

 einerseits den Beobachtungstubus entfernt, anderseits die Masse des 

 Objekttisches durch aufgelegtes Gewicht von 1 bis 2 kg vergrößert. 

 In jenem Falle erhält man eine Abnahme der Amplitude der Schwin- 

 gungen und eine beschleunigte Rückkehr zur Ruhe, im letzteren Falle 

 eine Vergrößerung der Amplitude mit verzögerter Rückkehr. 



Um Verbesserung zu erzielen stehen zwei Auswege zu Gebote : 



a) Vergrößerung der Stabilität, 



b) Verminderung der Masse des objektivtragenden Teiles. 



a) Eine Vergrößerung der Stabilität des Objektiv und Tuben 

 tragenden Teiles dürfte kaum in Betracht kommen, da die Konstruk- 

 tion in dieser Hinsicht doch sehr schön durchgebildet ist ; dagegen 

 kann dies bei dem Objekttische wohl durchgeführt werden, und zwar 

 dadurch, daß seine Schiitteuführung gröber und länger gemacht wird, 

 wozu hinreichender Platz vorlianden sein dürfte. Der Kaum gestattet 

 eine Vt^rößoruug von wenigstens 50 Prozent der Dicke des tisch- 



