208 Benedicks-Walldow: Das neue Reichertache Metallmikroskop. 36,3. 



Eine korrekte Beleuchtung bedeutet demgemäß, daß 



1) die Lichtquelle, d. h. das Diaphragma €er Revolverblende B 

 (Abb. 9) auf oder doch nahe dem Illuminator P, 



2) die Irisblende I auf dem Präparate T abgebildet wird. 

 Jede von diesen Blenden hat nämlich ihre besondere Aufgabe, 



und ihre Funktionen müssen streng auseinander gehalten werden. 



1) Blende -B. Nur wenn die Lichtquelle auf dem Illuminator 

 oder in seiner unmittelbaren Nähe abgebildet ist , kann ihre ganze 

 Lichtstärke ausgenützt werden; nur dann kann eine effektive Abbiendung 

 der Lichtstärke und eine systematische Zentrierung der Lichtquelle er- 

 zielt werden. Die Schärfe des Bildes wird durch die Abbiendung 

 der Lichtquelle nicht beeinflußt, wie man bisweilen behauptet hat, 



B 



I 



I 



-/ 



9. 



wohl aber der Bildkontrast und allerdings die Länge der Exposi- 

 tionszeit. 



Die Abbildung der Revolverblende B auf dem Illuminator P 

 wird durch die Belichtungslinse L und die Vorsatzlinse F erzielt Bei 

 dem vorliegenden Instrument ist die Linse L zwischen zwei Anschlägen 

 des Blendetubus verschiebbar. In der von der Firma gelieferten 

 Gebrauchsanleitung wird vorgeschrieben, daß die Linse L^ je nachdem 

 man den Planglasilluminator oder das Le CnATELiER-Prisma verwendet, 

 die an dem Mikroskope mit O oder mit P bezeichnete Lage ein- 

 nehmen soll. 



Die Lage der Linse von einem Falle zum anderen zu wechseln 

 ist indessen eine besondere Operation, die zwar einfach auszuführen 

 ist, die aber leicht zu vergessen ist, und es fragt sich, ob sie nicht 

 eine unnötige Komplikation bedeutet. Dieser Frage soll deshalb im 

 folgenden näher nachgegangen werden.. 



