:{«î,.;. Benedicks- Walltlow: Das neue Keicliertsche Metallinikroskup. 21;') 



u n V c r k o nn I» a r ein w e n i j^ j:^ r ö ß e r m i t d e m M e t a 1 1 s p i e j^ e 1 

 als mit (lem Glasprisma ausgefallen ist. Hinsichtlich der 

 eij^entlirlien Bililqualität ist kein Unterschied zu vermerken. 



Wenn in einzelnen Fällen besonders starke Kontraste erforderlich 

 sind, dürfte ein Metallspiegel dem Glasprisma — das allerdings infolge 

 seiner Luftbeständigkeit praktischer ist — vorzuziehen sein. 



Einfluß der Dicke des PI an gl as es. Das Planglas, das 

 mit dem Mikroskop geliefert war, war ziemlich dick, oder 0'45 mm. 

 Es liegt nahe bei der Hand, in Erwägung zu ziehen, ob nicht schon 

 diese Dicke infolge des dadurch eingeführten Astigmatismus als zu 

 groß zu bezeichnen ist. Vergleichende Aufnahmen wurden daher mit 

 einem sehr dünnen Planglas unternommen: einem ausgewählten, ebenen 

 Stück Deckglas von der Dicke 0*10 mm. Ein damit erhaltenes Bild 

 wird von Abb. 18 wiedergegeben. Dieses erweist im Vergleich mit 

 Abb. 17, die mit dem dickeren Planglas erhalten wurde, wohl 

 unwiderstreitbar eine Bildverbesserung, -dieselbe ist aber so unbe- 

 deutend, daß praktisch genommen, die Verwendung des 

 dickeren Planglases als völlig zulässig angesehen 

 werden muß. Da keine besonderen mechanischen Schwierigkeiten 

 vorhanden sind, ist jedoch einem dickeren ein dünneres Planglas 

 vorzuziehen. 



Einfluß der Platinierung des Planglases. Um das 

 Ketlexionsvermögen und demnach die Lichtstärke einigermaßen zu 

 vergrößern hat C. Benedicks^ vorgeschlagen, ein schwach platiniertes 

 oder versilbertes Planglas zu verwenden , doch ohne daß einige be- 

 sondere Versuche damit angestellt wurden. Einige derartige mögen 

 deshalb hier mitgeteilt werden. 



Die Platinierung wurde bewerkstelligt durch Verwendung gewöhn- 

 licher Platinierungsflüssigkeit : „Glanzplatin" von der Deutschen Gold- 

 & Silber- Scheide -Anstalt, Frankfurt a. M. Dieselbe wurde in wech- 

 selnden Verhältnissen mit reinem Lavendelöl verdünnt; die Erhitzung 

 erfolgte bis auf eine Temperatur von etwa 250^ C. Es gewährt 

 große Schwierigkeiten eine Platinschicht von gerade angemessener 

 Dicke zu erhalten, denn sie darf begreiflicherweise nicht zu dick 

 sein, da dann nur eine Abnahme der Lichtintensität zustande kommt. 

 Bei dem Spiegel, der bei dem Bilde Abb. 19 zur Anwendung gelaugte, 

 ist die Schicht etwa solcher Dicke, daß kein beträchtlicher Gewinn 

 an Lichtstärke entstanden ist die Expositionszeit für Abb. 19 ist 



1) ('rßPif^'.DiCKS, a. a. 0. 



