30,3. Benedicks-Walklow: Das neue Reichertscho Metallmikroskop. 217 



ucll lieniiisgestellt. )So dürfte es iiiclit nötif? sein, daß die Beleuchtungs- 

 linse L (Abb. 9) verschiedene Lage je nach Planglas- oder Prismenbe- 

 louchtung einnimmt. Die Stärke der Vorsatzlinse, bzw. der spliärisfhen 

 Fläche des Le CnATELiEu-Prismas, soll eine solche sein, daß mit beiden 

 Ilhiminatoren eine scharfe Abbildung der Irisblende auf dem Präparat 

 erhalten wird, was sich tatsächlich als realisierbar erwiesen hat. 



Die zweite Bemerkung gilt dem bei hohen Vergrößerungen er- 

 wünschten Ilöchstbetrag der Stabilität. Trotz der hinsichtlich der 

 allgemeinen Stabilität schönen Konstruktion des Instrumentes, die einen 

 beträchtlichen Fortschritt bezeichnen dürfte, ist nämlfch eine erliebliche 

 Emplindlichkeit für Erschütterungen immer noch vorhanden^. Die 

 Ursache dieser Empfindlichkeit — die allen früheren Instrumenten des 

 Le CiiATELiEu-Typus gemeinsam sein dürfte, die aber bis jetzt nicht be- 

 rücksichtigt worden ist, muß sich, wie sich herausgestellt hat, wenigstens 

 theoretisch ohne Schwierigkeit beseitigen lassen. Sie steht nämlich mit 

 dem Umstand in nächster Beziehung, daß der Objektabstand — auf den 

 in letzter Linie alles ankommt — gewissen unerwünschten Schwankungen 

 unterworfen ist, welche dadurch zustande kommen, daß das Objektiv 

 mit den Beobachtungs- und Projektionstuben ein zusammenhängendes 

 Ganzes bildet. Diese Empfindlichkeit gegen Erschütterungen muß in 

 hohem Grade herabgesetzt werden können , wenn der Träger des 

 Objektives von jeder größeren Masse befreit wird. 



Indessen muß hervorgehoben werden , daß — unter nicht 

 gar zu ungünstigen Umständen — durchaus tadellose, der höchsten 

 Leistungsfäliigkeit des Mikroskopes entsprechende Mikrophotographien, 

 auch bei allerhöchster Vergrößerung, mit dem Instrument in seiner 

 jetzigen Ausführung zu erhalten sind. Es läßt sich demnach sagen, 

 daß das Instrument schon jetzt hoch gestellte Ansprüche erfüllt, be- 

 sonders an einem für die laufende Arbeit eines technischen Labora- 

 toriums bestimmten Instrument. 



Zusammenfassung. 



Der Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist zunächst eine 

 kritische Prüfung des neuen Mctallmikroskopes der Firma C. Reiciiekt. 

 Wien. Betretts des Ergebnisses wird auf die vorhergehende zusammen- 

 fassende Diskussion (7) verwiesen. 



1) Nach Angabe der Firma C. Reichert, Optische Werki;. sind Arlieitcii 

 im Zuge«« die fliesen Anregungen Rechnung trag-on. 



