218 B e n e d i e k s - W a 1 1 d w : Das neue Reichertsche Metallmikroskop. 36, 3. 



Des weiteren sind mit Hilfe des geprüften Reichert sehen Mikro- 

 skopes einige Detailuntersucliungen ausgeführt worden über gewisse 

 Faktoren, welche die Metallmikroskopierung im allgemeinen beeinflussen. 

 Durch eine Reihe von verschiedenen Aufnahmen ist die große Über- 

 legenheit des Planglasilluminators über Prismen -Illuminatoren kräftig 

 dokumentiert worden. 



Die Dicke des Planglases , die theoretisch so gering sein soll, 

 wie nur möglich, kann ohne Schaden 0'45 mm betragen. 



Eine Erhöhung des Reflexionsvermögens der Glasplatte — die 

 tatsächlich nicht erforderlich ist, da eine so kurze Expositionszeit als 

 die hier benutzten 20 Sekunden ohne weiteres zu erhalten ist — 

 erscheint durch Platinierung schwer zu erreichen ; bei diesen Ver- 

 suchen wurde indessen eine — wenn auch unsichere — Andeutung 

 verbesserter Bildqualität gewonnen. 



Irgendein Unterschied in eigentlicher Bildqualität oder Kontrast- 

 reichtum ließ sich bei der Anwendung des 45 ^-Prismas oder des 

 Le Chatelier- Prismas nicht erweisen. 



Eine gewisse Verbesserung des Kontrastreichtums wurde dagegen 

 erhalten, wenn als Illuminator ein das halbe Strahlenbündel deckender 

 Metallspiegel verwendet wurde. Begreiflicherweise sinkt dabei die 

 Bildqualität bis auf dasselbe Niveau wie bei der Anwendung des 

 Prismenilluminators. 



Physikalisches Institut der Universität Stockholm, August 1918. 



[Eingegangen am 9. Juli 1919.] 



