I 



S6, 4. Jiicobj: Anscliauungsunterriclit und Projektion. 30.'5 



Kollektoriinsc tragenden horizontalen TiscliHäclie Fi;;. V 7 mittels eines 

 starken Kurl)ol,i;otriebes (Al)h. 6 II). 



Es kann nun aber auch bei wieder horizontaler Kinsteilung der 

 Lampe in Normalhölie durch Drehung derselben um ihre vertikale 

 Achse um 4;) Grad Fig. VI (Abb. 7) der Lichtkegel auf ein seitlich 

 von der optischen Achse in vertikaler Stellung befindliches opakes 

 Objekt, sei es eine Abbildung oder ein plastisches Gebilde, geleitet 

 werden. Das grell beleuchtete Objekt läßt sich dann projizieren, in- 

 dem man den am großen Objektiv befindlichen Silberspiegel mit 

 seiner Fassung um die optische Achse um 45 Grad dreht, unter 

 gleichzeitiger Beibehaltung seiner bisherigen Neigung zur Achse um 

 45 Grad, so daß seine Fläche dann vertikal stehend dem Objekt zu- 

 gewandt, die von diesem ausgehenden Strahlen dem Objektive zuführt» 

 welches das Bild auf dem Schirm entwirft. Zur Aufstellung der hier 

 in Frage kommenden Objekte dient ein seitlich an der großen Tisch- 

 platte angebrachtes und in seiner Höhe mittels Stahlrohrs verstell- 

 bares kleines Tischstativ. (Fig. VI 10.) (Abb. 8, S. 15.) 



Der IvAisERLiNGSche Universalapparat bietet mit diesen seinen 

 kurz skizzierten Einrichtungen also die Möglichkeit, mit wenigen, zum 

 Teil sehr einfachen Handgriffen sechs verschiedene Projektionsformen 

 nach Bedarf in kürzerer Zeit ineinander überzuführen. Nämlich 

 einerseits bei direkter Lichtführung diaskopische Projektion stehen- 

 der Diapositive nebst Spektral- und Mikroprojektion , letztere aller- 

 dings nur bei vertikaler Stellung der Objekte , sowie anderseits 

 unter Spiegelbenützung diaskopische Projektion liegender großer Dia- 

 positive , sowie epidiaskopische Projektion liegender und seitlich 

 stehender opaker Objekte. 



Die Anordnung, wie sie der Apparat für die letztgenannten drei 

 Formen unter Verwendung des großen Objektives bietet, wurde in 

 Hinblick auf ihre außerordentlich bequeme Handhabung ohne weitere 

 Änderung auch beim Pandidaskop beibehalten, wennschon es ja 

 an sich im Interesse der Lichtstärke des Projektionsbildes liegt, 

 Strahlenübertragung durch Glasspiegel, soweit möglich, zu vermeiden, 

 da diese erhebliche Lichtverluste bedingen. 



Da bereits nach kurzem Gebranch die große, der Lampe nächst- 

 stehende Kollektorlinse gesprungen war , so empfahl es sich vor 

 dieselbe eine in einen Rahmen eingesetzte dünne Glimineriilatte in 

 5 mm Entfernung anzubringen, um ein solches Springen durch die un 

 mittelbare Hitze des Flammenbogens und vor allem durch abspringende 

 glühende Kohlenteile, zumal bei Neigung der Lampe, zu verhüten. 



