36,4. .lacobj: Aiiscliuimn^'suiitcrriclit und I'lojcktion. .•{()5 



liei der Anordnung;, wie sie in dem KAisKUMSfischen Apparat 

 mit der auslvlappbaren P)üj,^elscliiene voriaj:^, war eine solche gesicherte 

 Vorbereitung und schnelle Einschaltung mikroskopischer , spektro- 

 skopischer und Froschlierz-Pr<»jektionen zwischen den andern l'ro- 

 jektionsformen nicht zu erreichen. Auch fehlte es bei ihm an ge- 

 eigneten Flächen zur Aufstellung der Nebenapparate, 



Es mußte deshalb für Anbringung größerer Tischfliichen im 

 Apparate gesorgt und die Anordnung des Mikroskops so getroffen 

 werden, daß sie, sowohl bei horizontaler wie vertikaler Stellung des 

 Tubus eine fertige Einstellung mikroskopischer Objekte schon vor 

 der Vorlesung der Art ermöglichte , daß im entscheidenden Moment 

 das fertig eingestellte Mikroskop mit samt dem Objekt nur noch in 

 das Strahlenbündel eingeschoben zu werden braucht, welches durch 

 Einsetzen und Einstellen des entsprechenden optischen Systems zwi- 

 schen Lampe und Mikroskop gebildet wird. 



Ebenso mußte auch das Mikroskop mit seinem zugehörigen System 

 sich schnell wieder ausschalten und an seine Stelle die ebenso vor- 

 bereiteten Systeme für vertikale Diapositivprojektion unter Verwendung 

 des Leitz sehen Wechselrahmens, für Projektion von Blutspektren, so- 

 wie für Froschherz- und Bücher -Projektion sich einschalten lassen. 



Diesen verschiedenen Forderungen wurde von der Firma Leitz 

 am neuen Apparat in folgender Weise auf das vollkommenste bei 

 verhältnismäßiger Einfacliheit der Handhabung entsprochen. Zunächst 

 wurde in dem erweiterten, die große horizontale Kollektorlinse tragen- 

 den Tisch Fig. IV u. VI 7 eine quer zur optischen Achse verlaufende 

 Doppelführung angebracht, in welcher eine mit eingeschliffener Schneide 

 versehene, verschiebbare Leitschiene Fig. V u. VI lo von der Länge 

 der Tischplatte an einen Anschlag in die senkrechte Ebene der opti- 

 schen Achse , über die die große Linse schützende verschiebbare 

 Deckplatte gezogen werden kann. Auf diese Leitschiene lassen sich 

 ebenso wie auf die Schiene der Lampe die den verschiedenen Pro- 

 jektionen dienenden optischen Systeme , sei es direkt in ihren ein- 

 zelnen Teilen mittels Reiter oder auf besonderen optischen ]5änken 

 Itereits angeordnet, mittels eingeschliffenen Winkelfalzcs je so aufsetzen, 

 daß ihre Schneiden bei "entsprechender Einstellung des Tisches durch 

 das Kurbelgetriebe mit der Schneide der die Lampe und ihr Kollek- 

 torensystem tragenden Bank bei senkrechter Stellung derselben in 

 einer geraden Linie sich befinden. Auf solchen verschiedenen ein- 

 setzbaren optischen Bänken können je nach Wunsch auf verscliieb- 

 und fixierbaren Reiterstativen jeweils die erforderlichen optischen 



Zcitscbr. f. wiss. Mikroskopie. 36, 4. 20 



