306 Jacobj: Anschauungsunterricht und Projektion. 36,4. 



Teile für Diapositiv-, Herz-, Spektralprojektion, sowie ein neues hervor- 

 ragend lichtstarkes System , welches für die Strahlenleitung bei der 

 später zu beschreibenden Mikroskop -Projektion dient, so angebracht 

 werden, daß sie nach einmal erprobter Einstellung dauernd auf diesen 

 optischen Einsatzbänken in ihrer Stellung fixiert werden können. Bei 

 dieser Anordnung kann jede dieser Bänke für die betreffende Pro- 

 jektion schon außerhalb des Apparates völlig gebrauchsfertig bereit- 

 gehalten, eventuell auch schon auf die ausgeschobene Leitschiene auf- 

 gesetzt werden, um im entscheidenden Moment in die optische Achse 

 vorgezogen, für die betreffende Projektion Verwendung zu finden. 



Soll einer Mikro- oder Spektralprojektion eine einfache Diapositiv- 

 projektion unmittelbar vorangehen, so kann auch für die letztere das 

 Diaskop mit liegender Platte (Fig. IV) benutzt werden. 



Um bei der Projektion auf transparentem Schirm, wie eingangs 

 dargelegt wurde , jedes von der Lampe ausgehende verirrte Licht 

 sicher abzuhalten, wurde an einem von der oberen Firststange herab- 

 reichenden und an dieser verschiebbarem Arme (vgl. Fig. VIII 13) eine 

 dem großen Objektiv angepaßte Zylinderblende angebracht, von wel- 

 cher aus ein konischer Stofftrichter zu dem vorderen Verdunklungs- 

 vorhang des Apparates führt, der durch sechs Stahlfedern ausein- 

 ander gehalten wird. Diese Zylinderblende kann den an den ver- 

 schiedenen Linsensystemen befindlichen oder ansetzbaren Blendscheibeu 

 fest angelegt werden, und läßt sich so alles Nebenlicht der Lampe 

 von dem Projektionsschirm sicher ausschließen. 



Für die Mikroprojektion dient ein umlegbares Mikroskop , wie 

 es beistehende Fig. VII u. VIII zeigt, das auch außerhalb des Appa- 

 rates als solches verwendbar ist. Es läßt sich auf einem Tischchen 9 

 fixieren, das auf einer Säule so verschieb- und drehbar ist, daß es 

 einerseits über die Mitte der Leitschiene gebracht, aber auch mit 

 dem Mikroskop und dem auf ihm eingestellten Objekt seitlich so ver- 

 schoben werden kann, daß die Leitschiene 15 zum Einsetzen der 

 verschiedenen optischen Aufsatzbänke frei ist. Mit diesem Mikro- 

 skop können , wie Fig. VII u. VIII zeigen , sowohl Objekte in verti- 

 kaler, als in horizontaler Stellung projiziert werden, wobei in letzterem 

 Falle, das aus dem stehenden Tubus kommende Strahlenbündel durch 

 ein total reflektierendes Prisma in die horizontale optische Haupt- 

 achse des Apparates geleitet wird. 



Das parallele Strahlenbündel für diese Mikroprojektion wird durch 

 ein auf die Lampenbank einsetzbares, von der Firma Leitz neu zu- 

 sammengesetztes optisches System (Fig. VII u. VIII 8), das die gesamte 



