308 Jacobj: Anschauungsunterricht und Projektion. 36,4. 



Bei dieser Art der Anordnung des Mikroskopes ist es nun auch 

 möglich, schon vor der Vorlesung ein Objekt mikroskopisch mit etwa 

 nötigen Nebenapparaten auf- und einzustellen , und es dann so auf 

 die Seite zu schieben, daß es jederzeit zur Verfügung bereit ist. 

 Nach Beiseitesetzen der zugehörigen optischen Bank von der Lampen- 

 schiene kann dann jede beliebige andere Projektion unbehindert aus- 

 geführt werden. Soll später das mikroskopische Präparat zur Vor- 

 führung gelangen , so braucht man das Mikroskop nur mit dem 

 bereits eingestellten Objekt in die optische Achse einzuführen, die 

 zugehörige optische Bank auf die Lampenschiene wieder einzusetzen 

 und mit dem Kurbelgetriebe die optischen Achsen der Teile wieder 

 in eine Linie zu bringen, um das Bild des mikroskopischen Objektes 

 auf dem Schirm erscheinen zu lassen. 



In gleicher Weise läßt sich die Projektion zweier zum Ver- 

 gleich übereinander stehender Spektren verschiedener BlutfarbstoflP- 

 lösungeii fertig eingestellt auf der hierfür bestimmten und mit den 

 nötigen optischen Teilen (vgl. Prospekt, Abb. 9 Seite 16) versehenen 

 Bank bereithalten, und sobald es der Vortrag verlangt, auf die Leit- 

 schiene des Mitteltisches einsetzen und jederzeit zwischen der Pro- 

 jektion von Diapositiven oder anderen Projektionsobjekten zur Vor- 

 führung bringen. 



Ebenso kann auf die Leitschiene des Tisches ein Reiterstativ 

 in die Lichtbahn eingesetzt werden, auf welchem, wie Fig. IX zeigt, 

 die gesamten Teile für die Projektion des Froschherzens in der er- 

 forderlichen Weise zusammengestellt sind. 



Diese Anordnung besteht, wie es die Fig. IX zeigt, aus einem 

 kleinen, eine Fläche von etwa 10 qcm bei etwa 20 cm Abstand 

 in starker Vergrößerung auf den Schirm projizierenden Objektivkopf, 

 welcher die Einstellung des Bildes mittels eines Zahngetriebes ge- 

 stattet. In der genannten Entfernung hinter dem Objektiv ist in 

 einer von zwei seitlichen Säulen getragenen Fußplatte eine vorne mit 

 Glasscheibe versehene Wasserkammer (Fig. IX 6) einsetzbar. In diese 

 wird der auf einem Brettchen aufgespannte Frosch nach Öffnen seiner 

 Brustwand und Freilegen seines Herzens über Kopf so eingetaucht 

 und das Brettchen durch zwei an den Seitenwänden des Kastens 

 anschraubbare federnde Halter so befestigt, daß das Herz sich ge- 

 rade über der Öffnung eines schräg von unten nach oben ver- 

 laufenden und etwas unter der Mitte des Kastens, nahe der vorderen 

 Scheibe mündenden Rohres befindet. Aus diesem Rohr wird von 

 einem über dem Kasten angebrachten Behälter ein Strom indifferenter 



