- 28 - 



a "Ha Sa ia ba 6a 7a 8a 9a 

 Distance à l'électrode : IgïSÎSIsTs'îsIslsIS 



Observé. 0,084- 0,038 0,023 0,018 0,012 0,008 0,007 0,005 0,004 



Ligne OX. q^^ç^^^^ q^084 0,038 0,023 0,016 0,012 0,009 0,007 0,005 0,003 



Observé. 0,082 0,040 0,023 0,017 0,012 0,008 0,005 0,002 0,000 



Ligne OAi. q^^^,^^^^^ Q^Qg^ 0,038 0,023 0,015 0,010 0,007 0,004 0,002 0,000 



ÉLECTROMÈTRE CAPILLAIRE, 



L 



DESCRIPTION. 



L'appareil que nous allons décrire a servi pour 

 étudier la distribution du potentiel dans des masses 

 liquides traversées par des courants permanents. Le 

 potentiel étant inférieur aux neuf dixièmes de la 

 force électro-motrice d'un élément Daniell, on l'évalue 

 avec une approximation égale à un millième de 

 Daniell. La simplicité de l'appareil est telle qu'on 

 peut très-facilement le construire dans un labora- 

 toire. 



Deux flacons A et B sont munis de deux tubulures 

 latérales , fermées par des bouchons de liège aux- 

 quels est fixé un tube à thermomètre CDE, dont le 

 réservoir a été coupé au point G. La portion CD est 

 large ; en D elle est reliée à la partie capillaire DE 

 par une surface que l'on peut considérer comme 

 l'enveloppe de plusieurs cônes dont l'angle passe par 

 un maximum, puis diminue jusqu'à devenir nul. En 



