- 32 — 

 III. 



REMARQUES. 



Gomme tous les éîectromètres capillaires, l'appa- 

 reil à tube conique horizontal exige quelques pré- 

 cautions que l'usage enseigne rapidement. 



Si l'appareil reste longtemps sans fonctionner , 

 Teau acidulée ne mouille plus le tube ; il faut alors, 

 en décomprimant la poire de caoutchouc, aspirer 

 l'eau acidulée du côté du flacon A, sans cependant 

 la laisser pénétrer dans le flacon. On répète cette 

 opération jusqu'à ce que le ménisque obéisse à la 

 moindre variation de pression. 



Si le ménisque résiste , on chassera un filet de 

 mercure par la pointe effilée E ; puis, en décompri- 

 mant, on laissera revenir l'eau acidulée dans le tube 



Au moment de chaque observation , il est indis- 

 pensable de protéger le llacon A avec un écran, pour 

 éviter réchauffement de l'air sous l'influence du 

 voisinage de l'observateur ; il en résulterait des va- 

 riations de pression dont l'effet nuirait à la régularité 

 des mesures. 



A 9 heures 1/2, la séance est levée. 



J. MORIÈRE. 



