28 



Ordnung haben Kew-Barometer. Aneroide sind noch 

 nicht gebraucht. 



b) Die Fehlergrenze der Vergleichung bei den 

 Kew-Barometern ist + 0.015 Z. = + 0.4 Mm., die 

 Correction für Empfindlichkeit + 0.004 Zoll = 

 +^ 0.1 Mm. Für Normalbarometer ist die Fehler- 

 gienze der Ablesung + 0.010 Z. = + 0.25 Mm. 



c) Die Barometer von Adie, Pall-Mall London 

 kosten 3 £ 10 sh. 



die Verification kostet — „ 10 ,, 



Summa 4 £ — sh. 



Für mehr als 12 Barometer ist der Preis 3 ^ 5 sh. 



Norwegen: a) 16 Stationen haben Fortin 'sehe 

 Barometer, 16 Stationen Kew-Barometer. 10 Leucht- 

 thürme und 2 andere Stationen haben nur Aneroide. 

 Alle Stationen haben Aneroide in Reserve. 



b) Der mittlere Fehler der F o r t i n ' sehen Baro- 

 meter ist + 0.45 Mm., der mittlere Fehler der Kew- 

 Barometer ist + 0.45 Mm. Die constante Correction 

 der ersteren ist im Mittel — 0.05 Mm, für die letz- 

 teren — 0.21 Mm. 



c) Erstere sind von See re tan in Paris und 

 Olsen in Cliristiania, letztere von Adie in London. 

 Der Preis circa 120 fr. 



Sachsen: a) 1 Barometer von Fort in, 1 von 

 Adie, alle anderen sind Heberbarometer mit Mikro- 

 skopablesung. Als Reservebarometer dienen Heber- 

 barometer mit Scala auf der Röhre ohne Mikroskop- 

 ablesung und Aneroidbarometer. 



b) Der Fehler der Vergleichung mit dem Nor- 

 malbarometer Ist + 0.05 Mm. Ein constanter Unter- 

 schied zwischen Normal- und Stationsbarometer exi- 

 stirt nicht. 



c) Die ersten 20 Stationsbarometer sind von 

 J. G. Greiner in Berlin, die späteren von Schade- 

 well in Dresden. Preis 180 und 120 Mark. 



Baden: a) Gefässbarometer mit Nonienablesung 

 ohne Mikroskope; keine Aneroide. 



b) Der Unterschied der Stationsbarometer gegen 

 das Normalbarometer ist — 0.39 Mm. Uebereinstim- 

 mend damit ist die Correction für Capillarität4-0.4Mm. 



c) Hermann und Pf ister in Bern. Preis 68Mk. 



Württemherg : a) 7 Gefässbarometer von Her- 

 mann und Pfister in Bern ohne Mikroskop, aber 

 mit Nonius. 1 Heberbaroraeter von Kapp eil er in 

 Wien. Die anderen Stationen haben Heberbarometer, 

 die durch Gefässbarometer ersetzt werden sollen; 

 keine Aneroide. 



c) Der Preis der Gefässbarometer ist 140 Mark, 

 der der Heberbarometer 68 Mwk. 



Russland: a) Vorzugsweise Heberbarometer mit 

 Heben des Quecksilbers in beiden Schenkeln vor der 



Beobachtung , ohne Mikroskop. Einige Gefässbaro- 

 meter mit weitem Gefäss; einige nach Fortin ; einige 

 nach Parrot (Schwimmer auf dem äusseren Queck- 

 silberniveau), besonders im Kaukasus. Auf den Sta- 

 tionen 1. Ordnung und denen des Bergwesens je 2 

 bis 3 Quecksilberbarometer. Einige entlegene und 

 schwer zugängliche Stationen haben nur Aneroide, 

 welche mit Thermobarometern controlirt werden. 



b) Mittlere Fehler einer Vergleichung + 0.09 Mm. 

 der mit dem Normalbarometer + 0.04 Mm. Con- 

 stante Correction von bis +0.1 Mm. 



c) Die neuen Heberbarometer sind von Turret- 

 tini in Genf, gefüllt von dem Mechaniker des Obser- 

 vatoriums in Petersburg und dort verificirt und ver- 

 packt. Preis 80 Rubel = 256 fr. 



Dänemark: a) Quecksilberbarometer von Kap- 

 p eil er in Wien, angewandt in Dänemark, nach For- 

 tin und von Kew, in den Colonien. 



b) Constante Correction 0.1 Mm. bis 0.2 Mm. 



c) Preis der Kapp eller 'sehen und Fort in 'sehen 

 Barometer 160 Yr., der der Kew-Barometer von Adie 

 130 fr. 



Niederlande: a) Heberbarometer und 6 Gefäss- 

 barometer. Keine Aneroide. An einigen Stationen 

 wird immer an 2 Barometern abgelesen. 



b) Der Fehler einer mit gehöriger Sorgfalt an- 

 gestellten Vergleichung beträgt noch nicht 0.05 Mm. 

 Die grösste Correction ist kleiner als 0.3 Mm. 



Italien: a) Die meisten Stationen haben For- 

 tin sehe Barometer oder Heberbarometer mit grosser 

 Oeffnung. Aneroidbarometer werden nicht angewandt. 



b) Im Supplement für 1875 wird eine Arbeit von 

 Herrn Denza über die Vergleichung einer grossen 

 Anzahl unserer Barometer erscheinen. 



cj Die meisten Instrumente sind vom physikali- 

 schen Institute des technischen Instituts in Mailand 

 geliefert. Die Fortin 'sehen Barometer mit weiter 

 Oeffnung kosten 100 fr. und die weiten Heberbaro- 

 meter 120 fr. 



7) Welche Art von Thermometern wer- 

 den an Ihren Stationen verwendet? 



a) Sind die Thermoraeter-Gefässe sphä- 

 risch oder cylindrisch? 



b) Sind die Thermometer auf der Röhre 

 getheilt oder mit einer besonderen Scala 

 versehen? 



c) Welche ist die Aufstellung der Ther- 

 mometer? an einem Fenster? oder im Freien 

 im Schatten des Hauses oder auf einem un- 

 beschatteten Rasenplatze? 



d) Welche Art von Beschirmung wird 

 bei den Thermometern verwendet? insbeson- 



