29 



dere aus welchem Material? ist selbige fix 

 oder nach dem Sonnenstände drehbar? sind 

 die Thermometer gegen die Strahlung des 

 Erdbodens geschützt? 



e) Wie hoch über dem Boden sind die 

 Thermometer angebracht? 



f) Wird bei den Thermometern eine Ven - 

 tilatious vorrichtu ng angewendet? wird das 

 Schleuderthermometer benutzt? 



g) Aus welcher Quelle werden die Ther- 

 mometer bezogen und wie hoch stellt sich 

 der Preis derselben? 



England: Meteorol. Society: a) Meist sphärisch. 



b) Graduirt direct auf der Röhre. 



c) Die Thermometer in Gehäusen über einem 

 offenen Grasplatz. 



d) Stevenson's Gehäuse ist fest und schützt gegen 

 Erdradiation. 



e) 4 Fuss. 



f) Das Gehäuse hat Läden zur Ventilation. 

 Schleuderthermometer sind nicht angewandt. 



g) Von verschiedenen Verfertigern. 



England : Meteorol. Office: Die Thermometer 

 sind die als Kew-Thermometer bekannten. 



a) Kugeln sphärisch. 



b) Auf der Köhre getheilt. 



c) u. d) Wo es möglich, in Stevenson's Gehäusen ; 

 ein Schutz gegen Erdstrahlung ist angebracht. Wo 

 dies nicht möglich, hat man Gehäuse an der Mauer. 

 Die Thermographen sind in Gehäusen an der Mauer. 



e) Höhe der Thermometer 4 Fuss. 



f) Weder Ventilationsvorrichtung noch Schleuder- 

 thermometer sind angewandt. 



g) Der Preis der Thermometer ist 5 sh., die 

 Verification kostet 1 sh. Sie werden geliefert von 

 Casella, Holborn Bars, Hicks, Hatton Garden, 

 Negretti & Zambra, Holboni Viaduct, Pasto- 

 re 1 1 i , Piccadilly. 



Norwegen: a) sphärisch. 



b) Mit Papierscala, in 1/5 •* C. getheilt, hermetisch 

 in Glas eingeschlossen. 



c) u. d) Vor den Fenstern, mit Gehäuse von Eisen- 

 blech, mit Jalousien nach aussen, gegen das Fenster 

 und unten offen. Gegen Sonneustiahlen durch andere 

 Gehäuse so geschützt, dass wenigstens die Instrumente 

 2 Stunden vor der Beobachtung im Schatten gewesensind. 



e) Höhenvon 0.9 m bis 13.1 m, durchschnittlich 2.3 m. 



f) Nein. 



g) Bei Odermann in Stockholm für 8 Kronen 

 = 9 Mark. 



Sachsen: Auf allen Stationen werden Quecksilber- 

 thermometer angewandt. 



a) Gefässe sphärisch. 



b) Scala auf Milchglas und fest gekittet. 



c) Aufstellung vor Fenstern. 



d) Beschirmung drehbare Gehäuse aus Zink, tlieils 

 mit doppelten Wänden. Nach unten kein Schutz. 



e) Im Durchschnitt 4 Meter, schwankt zwisclien 

 2 und 9 Meter. 



f) Weder Ventilationsvorrichtung, noch Schlender- 

 thermometer. 



g) Die ersten Thermometer von J. G. Grein er in 

 Berlin, spätere von Ley ser in Leipzig. Preis 24 Mark 

 und 18 Mark. 



Baden : Thermometer nach Celsius, getheilt in ? 2 . 



a) Sphärisch. 



b) Theilung auf besonderer Scala. 



c) Am Fenster. 



d) In Blechgehäusen mit durchbrochener Seiten- 

 wand und Dach. Wenn uötbig noch ein Schutzbrett. 

 Gegen Erdstrahlung kein Schutz angebracht. 



e) Zwischen 2 und 12 Meter. 



f ) Keine Ventilations Vorrichtung, keine Schleuder- 

 thermometer. 



g) HermannundPfister in Bern. Preis 13,6 Mk. 

 Wärttemherg : a) Sphärisch. 



b) Scala auf Glas und Milchglas, erstere 0'5 Grade, 

 letztere 0.2 Grade angebend. 



c) Aufstellung meist vor Fenstern. 



d) Beschirmung hölzerne Jalousiegehäuse. Ver- 

 gleichungen von Temper.aturen unter dem hölzernen 

 Jalousiegehäuse und einem Blechgehäuse fielen zu Gun- 

 sten der hölzernen Gehäuse aus. 



e) Höhe zwischen 3 und 10 Meter. 



g) Ein Thermometer, auf O^ö getheilt, kostet 

 8,5 Mark; auf 092 getheilt, 12 Mark. 

 Riisslaml: a) Spärisch. 



b) Milchglasscala, in 9 2 getheilt. Aeussere Röhre 

 mit Messingfassung hermetisch verschlossen. 



c) u. d) Blechgehäuse mit Jalousien, in 2 Cylinder- 

 mänteln auigestellt; theils 0.3 Meter vom Fenster auf 

 der Nordseite und gegen die Sonne durch Holzschirm 

 geschützt; grösstentheils aber in Holzhütten von 2 Meter 

 Cubus, unten und nach Norden geöffnet, doppeltes 

 massives Dach und Wand nach Süden, Jalousien nach 

 Ost und West. In den neuen Gehäusen auch die 

 Strahlung nach unten aufgehoben. 



e) 2.5 — 3 Meter, an einigen Stationen höher. 



f) Nein. 



g) Von Geissler in Bonn und von dem Mecha- 

 niker des Observatoriums in St. Petersburg verificirt. 

 Preis 8 Rubel = 26 fr. 



Bänemark: a) Sphärisch, 

 b) Besondere Scalen. 



