Entomol. Mitteilungen HI, 1914, Nr. 7/8. 193 



Ein neues Universal-Entomologenmikroskop. 



Von Lehrer M. liainbora (Müncheu). 

 (Mit 4 Fig. im Text.) 



Gar häufig begegnen dem Kcäfer- und Schmetterlingssammler auf 

 seinen Fahrten Objekte, deren Bestimmung mit bloßem Auge sich nur 

 schwer, oft gar nicht ermöglichen läßt. Man greift darum zur Lupe, 

 manchmal noch besser zuni Mikroskop, um die feinsten Strukturen zu 

 erkennen, die die Einreihung in (hese oder jene Spezies bestimmen. 



Bei der Beobachtung mit dem gewöhnlichen Mikroskop ergeben 

 sich verschiedene Mängel und Unbequemlichkeiten. Am leichtesten 

 sind noch ungenadelte Tiere zu beobachten. Man bringt sie einfach 

 auf einen Objektträger und betrachtet sie so miterm Mikroskop. Aber 

 ein kräftiger Atemzug oder eine rasche Bewegung weht das Objekt nur 

 zu leicht weg und Avenn es sich dazu um ein selteneres'Exemplar handelt, 

 so verschwindet es gewiß in eine verborgene Ecke auf Nimmerwieder- 

 sehen. Ferner bietet sich meist nur der Rücken oder die Bauchseite) 

 der Beobachtung, eine seitliche Betrachtung ist so gut wie ausgeschlossen. 

 Noch umständlicher und zeitraubender wird die Beobachtung genadelter 

 Tiere. J)iese müssen zuerst mit ihren Etiketten von der Nadel abgenom- 

 men werden, wobei die spröden Chitinteile nur zu leicht abspringen, 

 oder das Etikett beim Wiederaufsetzen auf die Nadel nicht mehr hält, 

 d. h. das Loch sich ausgeweitet hat und man vor die Wahl gestellt wird, 

 entweder zerstochene Etiketten seiner Sammlung einzuverleiben oder 

 sich der Mühe des Umpräparierens des Objektes zu unterziehen, was 

 bei älteren Exemplaren zudem die Gefahr birgt, daß dabei das Tier 

 zugrunde geht. 



Diesen Übelständen ist duicli das neue Entomologenmikrosko]) 

 nach Gambera, hergestellt durch die optischen Werke C'. Reichert, 

 Wien, abgeholfen, und zugleich gestattet das neue Stativ sehr 

 vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, die nun nachstehend kurz er- 

 läutert werden sollen: 



I. Das Entcmologeninikrosko]) n. G. als gewöhnliches 

 Mikroskop (s. Abb. 1). 

 Das Instrument entspricht in seinen Größenvci-hältnissen einem 

 vollwertigen, einfacheren Arbeitsmikroskop von etwa 35 cm Höhe. 



Entomol. Mitteilungen LH. 13 yf^i^^^Qt^in l'^itlhjt^ 



JUL15 1914 



