Entomol. Mitteilungea IH, 19N, Nr. 7/8. 



195 



II. Das Entomologeuniikrosko]) ii. G. in |)hot ographisclier 

 >SteMuug (s. Abb. 2). 



Um da« Instruinent auch für iiiikr()})li()tügra|jhische Zwecke nutzbar 

 zu machen, ist dasselbe mit ^inei Umlegevorrichtung versehen, die 

 auch Aufnahmen bei horizontal liegendem Mikroskop gestattet. Sie 

 besteht aus einem Zapfen, welcher an Stelle der Säule in den Fuß ge- 

 klemmt wird. Der Zapfen selbst läiift ain der Säule in der Nutenführung, 

 wodurch immer eine allseitig rechtwinkelige Stellung des Mikroskop« 

 zui' ()])tischon Achse gesichert bleibt. 



e Fig. 2. 



III. Das eigentliche Entomologenmikroskop n. G. 



Durch Rückwärtsdiehen des Objekttisches läßt sich das Instrument 

 i-asch für (he Beobachtung genadelter Objekte einstellen, indem man 

 das Insekt mit der Nadel auf den Korkarm aufsteckt, mit Hilfe des 

 Spiegels beleuchtet und darauf mit dem Tubustrieb einstellt. Nun 

 läßt sich durch Drehen des Kugelgelenks am Korkaiin das Objekt 

 von allen Seiten genau beobachten, ohne daß dadurch dasselbe irgendwie 

 verletzt wird. 



IV. Das Entomologenstativ n. G. als Lupenmikroskop 



(s. Abb. 3). 



Will man die Beobachtung bei geringer Lupenvergrößerung vor- 

 nehmen, so läßt sich der Tubusaufsatz durch Lösen einer Klemm- 

 schraube rasch abnehmen und durch einen Lu])enhalter ersetzen. So 

 kann man nan mit jeder gewünschten Lu])envergrößer ungarbeiten. 

 Diu-ch Heben und Senken des Objokttisches wii'^l die scharfe Einstellung 

 des Objektes erreicht. 



13* 



