2 Scienze 



Infinite furono le cure e le cautele che usarono per 

 stabilire con tutta solidità sì alta colonna , per iin- 

 jiedire che i cilindri inferiori non restassero infranti 

 dal peso dei superiori, che venissero coinpensate le 

 variazioni di temperatura, onde si conservassero in po- 

 sizione verticale e rettilinea, come anche per evitare 

 tutt' i disastri che le oscillazioni della colonna mercu- 

 riale avessero -potuto produrre. Qtiesta colonna era 

 contenuta in i3 tubi di cristallo sovrapposti e con- 

 giunti per mezzo di viere ingegnosamente ideate, della 

 lunghezza ciascuno di due metri , del diametro di 5 

 millimetri , ed altrettanti di grossezza. 



Ma per la verificazione e confronto delle pres- 

 sioni atmosferiche rappresentate dall' altezza della co- 

 lonna di mercurio compresa da questo altissimo ci- 

 lindro , si proposero di annettere alla loro macchina 

 nn manometro, consistente in un cilindro di cristallo 

 della lunghezza di m^tro i, 70, ripieno di aria nella 

 sua sommità, e nella parte inferiore di mercurio, 

 onde conoscere dai restringimenti di volume dell* 

 aria in esso contenuta a misura dell'aumento di pres- 

 sione, se vera fosse la legge di Mariotte sotto al- 

 te compressioni , cioè che la compressibilità, dell' 

 aria cresco in ragione diretta dei pesi comprimenti , 

 seguendo le diminuzioni di volume il rapporto in- 

 verso delle pressioni. 



Disposto perciò un recipiente di ferro fuso di erte 

 pareti, ripieno in parte di mercurio , fu da un lato 

 del medesimo annesso il manometro , e dall' altro il 

 cilindro di cristallo, comunitanti ambedue colla ca- 

 pacita interna di detto recipiente: ed alla imbocca- 

 tura o sommità del medesimo fu applicata una trom- 

 ba premente, per conoscere nei saggi preliminari, 

 e confrontare gli effetti prodotti dalla pressione eser- 

 citata da detta tromba tanto sul manometro, quanto 



