Calorimetro a ghiaccio 65 



calorimetro, ed avente una valvola che si aprisse da 

 fuori in dentro. Poiché in tal guisa sé mai l'aria dell' 

 ambiente non fosse alla temperatura della congelazio- 

 ne , o in quel torno , basterà ridurre a tale l'aria che 

 dovrà introdursi nell' interno del calorimetro , invilup- 

 pando di ghiaccio quel tubo, pel quale deve traversa- 

 re prima di giungere ad alimentare la combustione. 

 Propone inoltre qualche autore gravissimo dì applica- 

 re un altro tubo all' interno del calorimetro, per dar 

 esito ai prodotti aerei della combustione , i quali non 

 escendo impedirebbero i progressi della medesima. Noi 

 però crediamo che l'escita di questi prodotti sia non 

 lieve cagione d'inesattezza , nei risultamenti di queste 

 sperienze ; giacche per siffatto modo si disperderà non 

 poco di quel calorico , che dovrebbe pur servire alla 

 liquefazione del ghiaccio. Pare perciò che l'applicazio- 

 ne di quest' altro tubo, anzi che giovare, nuoca piutto- 

 sto alla verità de' risultamenti , e che invece si debba 

 praticare solo quello da noi immaginato ; attendendo 

 lo spegnersi della combustione, per l'azione contraria 

 de' suoi prodotti , e l'abbassamento di questi alla tem- 

 peratura di 0°, prima di raccogliere la quantità di ghiac- 

 cio fuso in tale operazione. Inoltre poiché l'esatta de- 

 terminazione del calorico sviluppato in questo feno- 

 meno dipende principalmente dalla cognizione delle 

 quantità ponderali delle sostanze, che hanno bruciato 

 nel calorimetro , le quali non potranno generalmente 

 conoscersi fuorché per mezzo de' prodotti della cora- 

 tustlone medesima ; ognun vede chiaro quanto neces- 

 siti raccogliere scrupolosamente siffatti prodotti , e 

 perciò quanto si opponga alla giustezza de' risulta- 

 menti l'uso di quel tubo, pel quale dovrebbero es^ 

 si prontamente disperdersi. Di più, affinchè riescano 

 comparabili fra loro i risultamenti di questa sperien- 

 G.A.L.LX. 5 



