Nuovo Pelv^ietro 5 



a gradi sopra una delle sprangliette indica il grado 

 di lontananza delle piastrine , e da in questo modo 

 la misura del diametro antero-posteriore. Oltre gli 

 inconvenienti che si attribuiscono a questo stroraen- 

 to , e che consistono nella difficolta che la sua ap- 

 plicazione incontra a motivo della sensibilità , e del- 

 la resistenza delle pareti della vagina , non che nel- 

 lo spargimento che il collo dell' utero forma nello 

 stretto superiore ; ve ne ha uno al quale ninno ha 

 pensato , e che rende questo istromcnto inapplicabi- 

 le nella più frequente parte dei casi , pei quali esso 

 è destinato. Tal inconveniente si è , che a motivo 

 della tortuosità , che fa d'uopo dargli , l'angolo for- 

 mato dalla riunione della piastrina posteriore coli* 

 anteriore che la sostiene appoggia contro la parte del 

 sacro , e la piastrina resta più o meno lontana dall' 

 angolo sacro-vertebrale. 



// gran pehnmetro di Stein, specie di molletta in 

 anelli a catena di cui le aste sono leggermente in- 

 curvate a forma di becco , offre i medesimi vizi nel- 

 la costruzione , e nella applicazione i medesimi in- 

 convenienti. 



Non converrebbe adunque far ricorso a ninno di 

 questi istroraenti per misurare il bacino all' interno 

 dalla parte della vagina, specialmente in donna gio- 

 vane, che avendo qualche vizio , o deformità voles- 

 se sentire il giudizio di un professore ostetrico per co- 

 noscere a tempo , se fosse possibile divenir madre 

 senza esporre la sua vita , e quella della prole. Ma 

 come potrebbe in questo caso tentarsi l'applicazione 

 di uno stromento , la cui immissione dee produrre 

 un forte lialzo di molti pollici nella parete della va- 

 gina ? E non sarebbe esporre la paziente a indispen- 

 sabili atroci dolori , che accompagnerebjjero la lace- 

 razione dell' orificio , e della parte posteriore del con- 



