bG S c i e ir z e 



da che la elevazione dello zero termometrico, cagionata 

 secondo le osservazioni di Flaugergues dalla pressione 

 atmosferica, venne confermata dai fisici , si è creduto 

 necessario lasciare Dell' estremità superiore del tubo 

 termometrico un piccolo serbatoio di aria, e poi chiu- 

 dere alla lampada il tuho medesimo. Quest* aria cosi 

 lasciata facendo equilibrio con la sua elasticità alla 

 pressiotie dell' atmosfera , impedirà la variazione dil 

 serbatoio di mercurio , ed in conseguenza lo sposta- 

 mento dello zero nella scala del termometro. Il 

 can. Bellani ha riconosciuto un' altra causa , che f;i 

 variare dopo Un ceito tempo il termine marcato 0' 

 nella scala termometrica, eJ è il passaggio rapido che 

 fa il vetro del termometro, dalla temperatura di sua 

 fusione, a quella dell' atmosfera, nel momento che si 

 lavora. Per questa specie di tempra, dice il N. A. , 

 le molecule del vetro non prendono esattamente quella 

 posizione che prenderebbero se raffreddassero con leu 

 tezza , ma restano dilatate violentemente , come l'ac- 

 ciajo temperato. Questo effetto nei termometri chiusi 

 sigillati a fuoco , e ben purgati d'aria , può essere au- 

 mentato dalla pressione interna del mercurio. Le molecu- 

 le, così dilatate oltre quello che porterebbe lo stalo loro 

 naturale, vanno a poco a poco riavvicinandosi e strin- 

 gendosi le une sulle altie , per cui dopo passati al- 

 cuni mesi o un anno, da che si è al solito soffiata la 

 palla del termometro, questo si troverà diminuito di 

 capacita, e posto da capo nel ghiaccio fondente l'indi- 

 cazione 0° della sua scala non si troverà più cor- 

 rispondere con l'indicazione del mercurio in esso con- 

 tenuto , il quale resterà un poco più alto di quel ter- 



1° 

 mine. La differenza in un anno può arrivare b -- 



ovvero anche a 1° R. , ma dopo non cresce più. Que- 



