Istituzioni fisico-chimiche GÌ 



sta differenza non è da ripetersi dalla pressione dell* 

 aria ; poiché il Bellani l'osservò anche nei termometri 

 aperti , né deve attribuirsi all' aria che s'insinua tra 

 i pori del mercurio e ne accresce la mole ; poiché lo 

 stesso fisico ha mostrato che quel metallo non assorbe 

 neanche la più piccola quantità, sia di aria, sia di 

 acqua , sia di alcool: onde pare non potersi dubitare 

 che la cagione del fatto medesimo sia quella riferita 

 di sopra. Posto ciò, il nostro autore ad ovviare tale in- 

 conveniente nella costruzione dei termometri, propone 

 di graduare i medesimi dopo passato un anno in cir- 

 ca. Noi però saremmo di parere distruggere quella ten« 

 sione violenta nel vetro del termometro , facendo che 

 questo dopo soffiato alla lampada si raffreddi lenta - 

 mente in un fornello di una temperatura assai eie • 

 vata , onde cosi le molecule prendano la posizione elio 

 loro naturalmente conviene , senza doverla più cangiare 

 col decorrer del tempo. A questo modo non saremmo co- 

 stretti di far passare un anno per graduare un termome- 

 tro, dopo averlo soffiato e suggellato. Fa inoltre avver- 

 tire l'autore che il dilatarsi del vetro non altera l'esat- 

 tezza delle osservazioni termometriche ; da che le di- 

 latazioni delle varie specie di vetro sono eguali sensi- 

 bilmente nei diversi gradi della scala termometrica , 

 e perciò diminuiscono è vero le ascensioni del li- 

 quiudo nel lubo del termometro, ma non impediscono 

 che le medesime sicno fra loro paragonabili , almeno 

 fra i limiti del metro termometrico. Per le dilatazioni 

 superiori al termine della ebollizione vedasi Berzalius 

 T. 1 pag. 71. 



Passa quindi l'autore a parlar del termometrogra- 

 fo , o termometro a indice , strumento destinato a 

 far conoscere la massima o la minima temperatura di 

 un luogo, durante l'assenza di un osservatore dal me- 

 desimo ; e fa noto che il can. Bellani ha formalo e 



