Istituzioni fisico chimiche 1)7 



lorico al resto dell'apparato, e indichi perciò la 

 temperatura più prossima alla vera , si è dato all' 

 ago medesimo il più piccolo diametro che si poteva. 

 Si è adoperato uu moltiplicatore di tale sensibilità, 

 che saldando gli estremi dei reofori coti quelli di un 

 filo di ferro, la differenza di temperatura di 1° C. fra 

 una saldatura e l'altra, faceva deviare l'ago calamitato 

 di un grado. 



Gli aghi adoperati furono di due specie : i più 

 semplici formati di due altri , uno di platino , o 

 rame , l'altro di acciaro , saldati in uno degli estre- 

 mi nel senso della loro lunghezza , ciascuno avente 

 un mezzo millimetro di diametro, ed un decimetro di 

 lunghezza al meno. La forma di questi aghi esige 

 che si trapassi la parte dell'animale: ma vi sono dei 

 casi nei quali ciò non può eseguirsi , come trattandosi 

 di sperimentare la temperatura dell' esofago , dello 

 stomaco , del tubo intestinale , ec. In tali casi furono 

 adoperati degli aghi formati di due parti longitudi- 

 nali , una di platino o rame , l'altra di acciaro , 

 terminate ambedue in punta , ed ivi saldate sopra 

 l'estensione di una linea , e separati da membra- 

 na isolante e resistente. Le due estremità libere di 

 questi aghi furono messe in comunicazione col molti- 

 plicatore. 



Siccome la corrente agisce con tanta maggior for- 

 za quanto è minore l'angolo di deviazione dell' ago 

 calamitato, cosi prima di cominciare l'esperienze si è 

 procurato che l'ago stesso avesse tal posizione , da pro- 

 durre il massimo effetto. Senza di ciò sarebbe im- 

 possibile osservare le piccole differenze ncll' inten- 

 sità della corrente, attesoché più la deviazione è con- 

 siderabile , più la corrente agisce obliquamente siili* 

 ago , e meno questa deviazione aumenta per l'effetto di 

 uu accrescimento d'intensità. 



G.A.T.LXVII. 7 



