Istituzioni fisico -chimiche 99 



congiunzione coi reofori : operando con aghi di accia- 

 ro e rame, i punti medesimi saranno acciaro e rame. 

 Questi congiungimenti sono immersi nel ghiaccio fon- 

 dente , affinchè sia costante la temperatura loro ; e 

 l'ago calamitato devia in ragione della differenza di 

 temperatura fra quella della parte esplorata e Io zero. 

 Appena l'ago si fissa, si ritira l'altro dalla parte 

 esplorata , e se ne immerge la saldatura in un bagno 

 d'acqua di temperatura tanto elevata , da produrre una 

 deviazione maggiore di qualche grado rispetto a quella 

 precedentemente ottenuta. Si lascia raffreddar l'acqua len- 

 tamente, e si determina mediante un eccellente termo- 

 metro la temperatura in cui la deviazione dell' ago cor- 

 risponde a quella già ottenuta : e questa sarà la tem- 

 peratura cercata del mezzo in cui trovavasi prima la 

 saldatura ; infatti essa produce il medssimo effetto ter- 

 mo-elettrico. 



Questo metodo di sperimentare si riconosce dai 

 nominati fisici molto semplice : ma fanno essi nel tem- 

 po stesso riflettere, che ha l'inconveniente di esigere 

 Fi ni piego del ghiacco , per lo che si rende impra- 

 ticabile in molte località; inoltre fornisce risultamenli 

 di un mezzo grado circa , precisione che non è suf- 

 ficiente in molti casi. Tal difetto di sensibilità pro- 

 cede dalla troppo grande differenza fra le temperatu- 

 re delle due saldature. 



Il secondo metodo indicato dai suddetti fisici con- 

 siste nel diminuire questa eccessiva differenza. Pro- 

 pongono essi perciò di operare con due aghi simili, 

 riuniti con un filo di ferro , collocando le due salda- 

 ture in due parti differenti del corpo animale , una 

 delle quali abbia cognita la temperatura. 



Però questo metodo ha l'inconveniente di produr- 

 re degli effetti elettro-chimici, che turbano per modo 



7* 



