20(5 D£ THERMOMETRIS. 



39. Nc iiucr rotationem frangi tubiiliim fu- 

 periorcm mcrcurio onenitum metuiis, tiilci et tu- 

 bulum ct praeeipuc buliuliim E brachio , cui incum- 

 bat buUuhi. Sic ct de tubulo capilkiriinA non eft 

 quod metuiis ab adione mercurii prementis. Com- 

 peri, tenuillima tubuli capillaris latera rcditiffe 

 preflioni, quae ter et amplius aequabat prcflionem 

 atmofphacrae integram. 



40. Ita igitur bina dedimus inflrumcuta, 

 qiiorum mea rententia hoc mcritum eft, vt incer- 

 tas haftenus thermolcopii menfuras, ad eam per- 

 ducant cxadiitudinem, quae Baromctrorum eft; 

 a qua hucufque phirimumabfuerunt. Si enimBaro- 

 metro vtaris Simplici, nihil patcris incommodi 

 praeter id \num, quod abexpanfione ipfius mercurii 

 pcr calorem oritur. §. 29. 30. 



41. Poteft tamen et hoc ipfum, fi nolis, aut 

 nequeas meo vti Barometro, euitari etiam lu Sim- 

 plici. Qiiidenim? Seruetur- Baromctrum in loco 

 temperato: ollendet altitudincm mcrcurii fine vi- 

 tio cx calore orto. Thcrmomctrum fohim coHo- 

 ceseoinloco, cuius noffe et metiri temperiem 



velis. 



42. Ita fcil. euitari in priori mca machina §. 

 21. fcq incommodum poteft, quod ab altera Ano- 

 nymi Galli §. 30. feiungi nunquam , fed corrigi 

 fortaflis Amontonianis aut aliis poteil artificiis. In 

 fecunda autem mea §§. feqq. tanto minor erit huius 

 incommodieffeftus, quanto minor efialtitudo FG, 



fg , quam ea , quae preflioni Atmofphaerae refpo ndet. 



43' 



