ALTITUDINIS POLL 



499 



Antequam hoc inftriimentum ad obfervatlones ad- 

 hlbuimus, fumma diligentiaverificavimus per pluresdies 

 continuos fitum tubi fixi quem habet refpedlu divifionis; 

 idque methodo inverfionis a D. Picarto demonfi:rata in 

 tra(ftatu fiio de menfiira terrae , et poft hunc , a D. de 

 la Hire ubi agit de ulii fuarum tabularum aftronomica- 

 rum. 



Pofthaec 6 vel 7 notas in obiedlo diflito elegimus^ 

 ad quas direximus quadrantem eadem die et hora, qua 

 eius errores per inverfionem deteximus , unde verum 

 notarum fitum refpedu obfervatorii definivimus. At- 

 quefic in pofterum nil amphus requirebatur pro quadran- 

 tis examinatione quam ut eum ad notas correclorias diri- 

 geremus, quod quidemfemperfacimus paulo ante quam^ 

 cunquc altitudinis oblervationemhabendam autmox poft: 

 habitam *, hoc medio quadrantis error innotefcit, quem 

 obfervationis tempore habet. 



Qiiam ita examinando quadranti impendimus curam, 

 ea inutilis non fuit *, Nam cognovimus quod quandoque 

 tubus nihilominus luxatus fuerit, licet omnem adhibueri- 

 mus diligentiam ut caute et circumfpedle tradaretur, hoc 

 eft,netubus tangeretur. Verum hoc obfervationibus 

 nil obeft , quia , veluti iam diximus , quantitatem emo- 

 tionis tubi deprehendimus quoties obfervatio habetur. 



Rrr 2 11. 



