saSDE THERMOMETRJS CONCORDANTIBVS. 



■vt Meicurius iifcendat, vel fi fuperabundat , illum ex- 

 pellc. Terminuin rummum , ad quem Mercurius qaieicit, 

 obfcrua, itemque et teiminum infimum , quando inftiu- 

 mentuni in aqaum gclalcentcm transtulifti. Longitudinem 

 interualli intra hos duos tcrminos diuide in 150. partes 

 aequales; adfcribendorum numerorum principium e(lo ter- 

 minus fummus^ diuifionem dcnique continua infia termi- 

 num infimum , quo vsque tubi longitudo id concefferit. 

 Quia obleruatum eft hacftenus Petropoli, Mercurium iii 

 fummo aeris frigore parum defcendiflo vliragradumaoo'^"™: 

 igitur pro captandis variationibus acris furlicit, fi reple- 

 tio ita fiat, vt Mercurius in frigore aquae gclafcentis 

 circa tertiam partcm longitudinis tubi hicrcat; hunc in 

 iinem, fi depreifior erit, aut Mercurii maffii debet au- 

 geri, fi longitndo tubi id pcrmittit, aut capacitas cylin- 

 dri minui debct; fi altior; portionem de Mercurio de- 

 mere oportet. Qiiodfi vero thermometrum pro inue- 

 niendis multo vehementioribus frigoribus inferuiat; opi:s 

 eft, vt terminus frigoris aquae in mcdiam circiter lon- 

 gitudinem tubi incidat. Atque hoc modo Thermome- 

 trum confedum erit, et fi plura iuxta cnndem metho- 

 dum adornaueris , omnia inter fe concordabimt in calore 

 codem, in diuerfo autem magnitudinem difFcrentiae rc-' 

 Ipedu vohiminis Mercurii indicabunt. 



§.17. In conftruendo et rcplendo inftrumento 

 itemque et in adaptanda fcala cautelae quicdam ct arti- 

 ficia obferuari debent, quae nunc placet adiungere. 



Notum eft inter artifices, cyiindrum et tubum non 

 polTe combinari , nifi fint eiusdem materiae "vitreae, Cy- 



linder 



