DE THERMOMETRIS CONCORDANTIBFS. ^29. 



linder in infimii fui partc in figuram conicam ducitiir, 

 feriiatLi in apice eius apertura angu(ti(rima. Kcpletio fir, 

 cxugendo aercm pcr alterum tubi extrcmum , vt Mer- 

 curius per apicis infcrioris aperturnm intret , \el , fi Mer- 

 curii copia tibi fuppetit totum cylindrum in illum im- 

 mittcndo , \t fua grauitate intrct. Rcplctum in(ti umen-' 

 tum inucrte, applicando digitum ad tubi orificium , et 

 apicem claudc ad flammam lyclini , quam per alium tu- 

 bulum vitreum , qui in capilLircm dudus cfl , celerrime 

 afflis. Ne flamma nimis ad Mercurium appropinquat , 

 oportct cylindrum ad tres quatuorue lineas vacuum relin- 

 qucre, et propterea partem Mercurii, fi abundauerit, per 

 tubum dimittere. Qiiia hoc modo intcr apicem chiufiim 

 Ct Mercurium fpatium exiilit acre rcpletum : iile ficilc 

 abigitur, fi tubi fummitattm duobus dexterae digitis pre- 

 hend.is, atque ita perpcndiculariter fuspen(b inftrumento 

 dcxteram manum ad finiflram allidas. Saepe vna alte- 

 raue fuccu(fione aer omnis auolat. Quodfi vero res mi- 

 nus fucccdat, oportet, vt ad manus liabeas filum tenue 

 ferreum , quibus Mufici vtuntur , quo fi pcr tubuli ori- 

 ficium ad cylindri apicem immiflb bullulas aeris reli- 

 quas tetigcris, iiae cedentcm fili cxtrtmitatem infequen- 

 tes reciprocatis aliquibus motibus facile extrahentur. Si 

 forte inflrumentum non fuis, aut nimis replctum fuerit, 

 huius ipfius fili ope mcrcurius commode addi aut dcmi 

 pot^ft, fi in primo cadi iuxta illud per infundibulum tcnue 

 infunditur ; ita enim Mercurius ad vnum hitus fili defcen- 

 dit, ad alterum vero aeri fpatium relinquitur, vt auo- 

 lare poflit, id quod multo melius eft, quam fi infun- 

 dibulum tubulo capillari longi(fimo inftrudum adhibue- 

 Tom. FIII. Tt ris. 



