DE THERMOMETRIS CONCORDANTIBVS. 331 



exade refpondeant; quarum lincnrum diftantiam dein 

 ope circini optime mcnlurabis. Tandcm iUper aflercm 

 cxpandc chartam glutine, duc in ea duas lineas longitu- 

 dinales paraliclas, intra quarum canccUos tubus excurrar, 

 et opc lamcllarum memoratarum ( vel fi Mercuiius in 

 nqua bullicnte tubum exacftc adimplet, fola applicntione 

 inltrumcnti) quaere in lineis duo puucla tcrminis akitU' 

 dinum refpondentia ; horum intcruallum diuidc in duas 

 partes aequaies, partes dimidias diuidc in tresa.ias; par- 

 tes has Icxtas lubdiuide itcrum in quinas, et lingiiias di- 

 uifiones quatuor pundlis aequalitcr a fc inui^cm dillanti- 

 biis interllinguc. Ita dudis ad afiignata punda lincolis 

 fubtilibus paralielis, paralti fcalam, et applicito vitro, 

 totum inrtrumentum. Lincae non poffunt feparatim in 

 charta duci, quia, quando dcinde aggkuinatur, pcr ma- 

 dorem glutinis expanjitur, et hinc vera diuifu) mutatur. 

 Cui vcro placuerit fcalim aeri incidcrc , captis terminis in 

 feparata lamina id peragere, et fidlis diuifionibus illam affi- 

 gere poterit. Oiificium tubi globulo ceraceo clauditur, ne 

 piKuTuIentae Ibrdes illabantur et ad conferuandum vacuum. 

 PolTit quidem extremitas tubi , in quo Mercurius in aqua 

 buUiente non fummum afcendir, in tubulum capillarem duci, 

 etVlercuriopcr calorcm dilatato, aercque expulfo, hermetice 

 figillari: fed aliud incommodum inde nafcitur. Qiiodfi enim 

 in transportando Thcrmomctro Mercurius fucculfiones pa- 

 titur, ille in globulos dirimi folet intra tubiim , quorum 

 reuniendornm caulTi orificium iterum aperiri dcberer. 



§ 18. Non opus eflTe mihi videtur, multis verbis 

 praedicare infignem ficilitatem huius methodi , quae alias 

 operofiifimas longe anteccdit, dum fecundum iilam intra 



T t 2 paii- 



