300 DE MICROSCOPIO 



inrtriiclus , coniundus efl:. Ad M N operculum IK 

 ell exfciflum , ne lapitulum , fi lamina aif vnum vel 

 alterum verfus latus iit inoueQda , impediatur j gb 

 denotac crenam , iti qna difcus G H , vna cum fuo 

 capitulo, (urfum vel deorfum moueri queat. Ad /, i, 

 eft elater , difci vacillationem impcdiens; difcus infuper, 

 vna cum (uo capitulo, ita eft formatus , vt circa axem 

 fuum moueri , ac per confequcns obiedum faciliimo 

 negotio in fitum iuftura collocari poflit. 



Experientia me docuit , operculum IK ratione 

 axis vz ad obicda repraefentanda fitum obtinere aptis- 

 fimum, fi angulus, quem efliciiiot, 37 ad 3S vsque 

 gradus non fuperet : (ub angulo eoim 45 , qui initio 

 maxime mihi videbatur idoneus , obiedla nimis obliqua 

 pofita funt , quo fit , vt , fi nonnibiil fiut magna , eo- 

 rum margo femper obfcurus repraefentctur j quoniam 

 marginis partis punda ad G nimis extra , pundla 

 autem ad H nimis intra focum cadunt. Qiiodfi e 

 contiario angulus minor fic 37*, conus radiorum (b- 

 larium, a lente colle<f^iua concentratorum , nimium obli- 

 quus, (ecaretur a plano GH , ac obieda non fatis il- 

 luminareotur. Porro notandum eft , microfcopii lentis 

 focus non minor decem aut daodecim lineis effe debe- 

 rc , fi vtriusque marginis obiecli in pariete delineatio* 



Tab. VI. nem daram defideremus. 



Fig. a. 



Capfula obiedlis opacis minutilfimis inferuiens ampli* 

 ficandis, (equenti modo eft conftruda: AB ell tubus exte- 

 lior, microfcopii folaris machinamento immittendusj hinc- 



que 



