226 



Quoique plusieurs observations du soleil, faites par moi en 

 1804 avec différens scxtans à réflexion, m'avaient déjà indiqué 

 la nécessité d'une petite augmentation de cette latitude, je n'o- 

 sai cependant alors rien décider par rapport à la quantité de 

 cette correction , vu que les instruments de cette espèce ne peu- 

 vent pas servir à une détermination définitive de la latitude d'un 

 Observatoire. Mais l'Observatoire ayant été muni depuis d'un cercle 

 répétiteur, je repris la vérification clc la latitude au moyen de cet 

 instrument ; et j'ai l'honneur de présenter ici à l'Académie Impé- 

 riale les observations, que je viens de faire pour* cet effet. 



Le cercle répétiteur mentionné est construit par Mr. Trough- 

 ton, célèbre artiste anglais, d'après les principes de Mr. de Borda. 

 Il a dix-huit pouces anglais de diamètre, et ses deux lunettes achro- 

 matiques ont vingt -cinq pouces de foyer et vingt-cinq lignes d'ou- 

 verture. La lunette supérieure porte quatre verniers, qui indiquent 

 immédiatement dix secondes sexagésimales ; et le niveau est assez 

 sensible , parce que la bulle s'y déplace de trois dixièmes d'une 

 ligne pour une seconde d'inclinaison. Avant d'opérer avec cet in- 

 strument , je l'ai vérifié avec soin. Ayant rendu l'axe optique de 

 la lunette supérieure sensiblement parallèle au limbe du cercle, 

 l'ai examiné la position de l'axe rotatoire du limbe. Pour cet effet, 

 ayant mis le limbe dans une position sensiblement verticale, j'ai pla- 

 cé le fil parallèle au limbe , sur un objet terrestre assez éloigné ; 

 puis après avoir donné au limbe un mouvement d'un demi tour, et 

 ayant' remis la lunette sur l'objet, j'ai observé si le fil le tranchait 

 encore dans le même point; et s'il y avait quelque déviation, je l'ai 

 remarqué sur le cercle azimuthal , dont les verniers indiquent im- 

 médiatement dix secondes. Ayant fait cette opération sur dilférens 

 points du limbe, j'ai reconnu, que l'axe rotatoire du limbe penchait 

 Ters le 3 3 me degré de la division, et que sa déviation de la po- 

 sition verticale était seulement de 5 0" sexagésimales. Les correc- 

 tions, dues à cette petite déviation, deviennent insensibles, parce 



