322 ^^ • Griesbrecbt 



Tiefe öffnen und sehließen als beim Hinablassen; dadurch aber ver- 

 mehrte sich der Querschnitt der 5 Tiefenschichten so weit (140 — 

 420, 290—615, 460—820, 640—1240, 1040—1600 m), dass die 

 Schichten in einander übergingen und der Apparat nur noch für die 

 1., 3. und 5. zu brauchen war. 



Aber auch diese beschränkte Anwendbarkeit sollte sich als un- 

 möglich herausstellen. Schon bei den Versuchen auf dem Trocknen 

 hatte die Reibung in der Stopfbüchse die erwähnte Verzögerung in 

 der Bewegung des Cylinders verursacht; bei den Versuchen im 

 Wasser ergab sich noch obendrein, dass die Stopfbüchse keineswegs 

 im Stande war, das Eindringen von Wasser zu verhindern: schon 

 bei dem ersten Versuch in 300 m Tiefe füllte der Cylinder sich voll- 

 ständig, ohne dass der Stempel die geringste Bewegung gemacht 

 hatte. 



Nun wäre es ja möglich gewesen, durch festeres Anziehen des 

 Lederringes das Eindringen von Wasser zu verhindern; aber die 

 dadurch verursachten Änderungen des Reibungswiderstandes mussteu 

 nothwendig zu einer weiteren Verschiebung des Momentes der Öffnung 

 und Schließung führen. Und selbst wenn es einmal gelang, eine 

 ausreichende Dichtung einzurichten und die Bewegung des Cylinders 

 bei derselben festzustellen, so mussten doch die im Laufe der Zeit 

 von selbst und die durch den Gebrauch eintretenden Veränderungen 

 in dem Leder der Dichtungsmanschette oder selbst in dem Schmieröle 

 Änderungen in der Reibung und damit ganz uncontrollirbare Ver- 

 schiebungen in dem Beginne und der Dauer der Öffnung des Netzes 

 hervorrufen. Ein zuverlässiges Functioniren war also von dem Ap- 

 parat nicht zu erwarten. 



So mussten diese wegen der Schwere des Apparates sehr müh- 

 seligen Versuche als aussichtslos aufgegeben werden. Indessen 

 erscheint mir die Verwendung des Wasserdrucks zum Öflfnen und 

 Schließen eines Tiefennetzes immer noch als möglich. Ich hatte 

 anfänglich die Absicht, den Wasserdruck nicht auf einen in einem 

 Cylinder beweglichen Stempel wirken zu lassen, sondern auf einen 

 elastischen Hohlkörper, etwa ein gekrümmtes Rohr mit ungleich 

 dicken Wänden ; hierbei wären die aus Dichtung und Reibung sich 

 ergebenden Schwierigkeiten zwar ausgeschlossen, aber ob dieser 

 Plan nicht auf andere Schwierigkeiten stoßen würde (z. B. von stär- 

 kerem Druck hervorgerufene Änderungen in der Elasticität des Rohrs), 

 vermag ich freilich nicht zu beurtheilen. 



Während Prof. Brauer sich im Auftrage der Z. Station bereits 



