194 ENREGISTREURS 
mes , d'une manière continue, les différentes influences at- 
mosphériques, instruments que l'on pourrait placer en tels 
ou tels points du globe que lon croirait importants pour ces 
sortes d'observations, sans qu'il soit besoin de la présence 
d’un homme dont le zèle pourrait répondre de l’exactitude. 
Pour ces sortes d'instruments, l'électricité a pu fournir 
un secours merveilleux , et, dès 4843, M. Wheatstone avait 
déjà conçu son {hermomètre-télégraphe qui, exécuté sur 
une plus grande échelle, fut appelé enregistreur-météoro- 
logique, et établi à Kiew quelques années plus tard. Au 
moyen de cet instrument, toutes les indications relatives au 
baromètre , au thermomètre et au psychromètre se trouvent 
inscrites de cinq en cinq minutes, et cela, à quelque distance 
que l'on soit de ces instruments, qu'ils aient été emportés 
dans l'espace par un ballon captif ou qu'on les ait enfouis 
en terre. x 
Thermomètre télégraphe de M. Wheatstone.—Le thermo- 
mètre télégraphe destiné à être enlevé par un ballon, pèse, 
avec la boîte qui le contient, un peu plus de quatre livres. 
S ėcani ompose principal td’une petite horloge 
qui fait descendre et monter, régulièrement en cinq minutes, 
un engrenage vertical; cet engrenage porte un fil fin de 
platine qui se meut dans le tube du thermomètre, de manière 
à comprendre dans sa course toute l'échelle thermométrique. 
Deux fils fins de cuivre, recouverts de soie et d’une longueur 
suffisante ponr unir le ballon à la terre , dans sa plus grande 
élévation, sont fixés à l'instrument , de telie manière que 
l'extrémité de l’un des fils plonge dans le mercure du ther- 
momètre , et que l'extrémité de l’autre soit en contact avec 
les rouages de l'horloge, lesquels communiquent métalli- 
quement avec le fil de platine. L'extrémité inférieure de cha- 
Cun de ces deux fils est attachée à un pôle de la pile, et un 
salvanométre sensible se trouve interposé dans le circuit. Si 
